a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:" (copy 1)";s:8:"bodytext";s:4548:"<h2>Einfach-Direktdosiersysteme SD-Dx</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM und SD-DE. Mit beiden Direktdosiersystemen kÃ¶nnen Ã¼ber die Dosiernadel aus Einwegspritzen - ohne die Verwendung von SchlÃ¤uchen - FlÃ¼ssigkeitstropfen fÃ¼r Pendant Drop oder Sessile Drop-Messungen auf einem Substrat dosiert werden. Das SD-DE wird direkt auf die elektronische MehrÃ­fachÃ­dosierÃ­einrichtung E-MD montiert, wÃ¤hrend das SD-DM als Stand-Alone-System auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus dem Halter mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und einem Verbindungskabel.
<h2>Doppel-Direktdosiersystem DD-DM</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r das Doppel-Direktdosiersystem DD-DM. HiefÃ¼r verwendet man in der Regel Einwegspritzen (DS-D1000SF) in Kombination mit EinwegdosierkanÃ¼len (SNS-D xx). Neben diesen klassischen Anwendungsbeispielen fÃ¼r Direktdosiersysteme kÃ¶nnen auch zwei verschiedene FlÃ¼ssigkeiten fÃ¼r die Bestimmung der freien OberflÃ¤chenenergie auf einem Substrat dosiert werden. Das DD-DM kann direkt auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus zwei Haltern fÃ¼r die Montage der Spritzenmodule mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und zwei Verbindungskabel. Die Auswahl des jeweiligen Spritzenmoduls ES erfolgt Ã¼ber eine manuelle Schnellverstellung.
<h2>Elektronisches Spritzenmodul ES</h2>
Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 Ãµl/sâ?¦26,4 Ãµl/s) Ã¼ber Software prÃ¤zise einstellbar. Auch als Variante fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE verfÃ¼gbar. Erweiterbar mit der Spritzen-Thermostatisiereinrichtung SHD.
<h2>Nanoliter-Dosiersystem</h2>
Hiermit kÃ¶nnen mikroskopisch kleine FlÃ¤chen, wie z. B. Mikroklebefugen, spezifisch benetzt und Ã¼ber die SCA-Software analysiert werden. Das Nanoliter-Dosiersystem (min. Dosiervolumen 1 nl) besteht aus einer Druckkontrolleinheit PCU Nanodrop, die mit bis zu vier Dosierventilen NDV xx ausgestattet werden kann. Die Montage der Dosierventile erfolgt Ã¼ber den Halter DUN/SD-DM fÃ¼r das Direktdosiersystem oder DUN/E-MD fÃ¼r das elektronische Mehrfachdosiersystem E-MD/x plus.
<h2>Picoliter-Dosiersystem</h2>
Das hochinnovative Picoliter-Dosiersystem, bestehend aus Steuerelektronik mit Dosierkopfhalter DUP/xx und Dosierkopf mit Probenflasche PDH xx, ermÃ¶glicht OberflÃ¤chenanalysen sogar im submikroskopischen Bereich. Das minimale Dosiervolumen betrÃ¤gt hier 15 pl.
<h2>NachfÃ¼ll- und Reinigungssystem mit FlÃ¼ssigkeitsabsaugung</h2>
Zum automatischen, softwaregesteuerten FÃ¼llen und SpÃ¼len der Dosierspritzen sowie zum Absaugen der dosierten TestflÃ¼ssigkeit. FÃ¼r den Einsatz mit folgenden Systemkomponenten:
<ul><li>elektronische Mehrfach-Dosiereinrichtung E-MD/4</li><li>bis zu drei elektronische Spritzenmodule ES</li><li>Absaugeinrichtung LPC OCA</li><li>Vakuumpumpe MVP</li></ul>
<h2>Dosierspritzen DS xx</h2>
Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Dosierspritzen:
<ul><li>DS 100/GT Gasdichte 100 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 500/GT Gasdichte 500 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 1000/GT Gasdichte 1000 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS-D 1000 1000 Ãµl Einweg-Spritze</li><li>DS-D 1000 SF 1000 Ãµl Einweg-Spritze Silikonfrei</li></ul>
<h2>Dosiernadeln SN xx</h2>
Unser Lager umfasst mehr als 40 verschiedene Dosiernadeln aus Edelstahl, hydrophob beschichtetem Edelstahl und PTFE eingeteilt in Gruppen entsprechend der Standardanwendung der KanÃ¼le:
<ul><li>SNS xx Dosiernadel fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP xx Dosiernadel fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li><li>SNC xx AufwÃ¤rts gebogene Dosiernadel fÃ¼r Captive Bubble Messungen</li><li>SNS-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li></ul>
<h2>DosierschlÃ¤uche DT xx</h2>
Bei Verwendung der Standard-Dosiersysteme (SD, MD/4, E-MD/x) wird die DosierÃ­nadel mit einem Luer Lock- Schraubadapter LL A (aus Edelstahl) und einem DosierÃ­schlauch DT xx (aus PTFE) mit der Dosierspritze DS xx verbunden. Der Luer Lock- Schraubadapter LL A dient gleichzeitig zur Aufnahme der KanÃ¼le im KanÃ¼lenmagazin des Dosiersystems.
<h2>Hydrophobier-Kit fÃ¼r DosierkanÃ¼len SNS/SNP HY-Kit</h2>
Zum Aufbringen von Spezialschichten zur UnterdrÃ¼ckung der Benetzung der AuÃ?enseite der DosierkanÃ¼le.";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:48:"Optische Standards fÃ¼r prÃ¤zise Ergebnisse OCAS";s:8:"bodytext";s:4382:"DataPhysics bietet zur PrÃ¼fmittelÃ¼berwachung im Rahmen des QualitÃ¤tssicherungsÃ­wesens verschiedene optische Tropfenkonturstandards OCAS an. Auf GlastrÃ¤gern sind Standard-Konturen von Tropfen sowie FlÃ¼ssigkeitslamellen abgebildet. OCAS sind bei hÃ¶chster PrÃ¤zision nach ISO 9001 in einem konÃ­trolÃ­lierten photolithographischen Prozess gefertigt und geben jedem Anwender die Sicherheit, dass Messwerte prÃ¤zise ermittelt werden.
<ul><li><strong>OCAS Basissatz</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards zur PrÃ¼fung mit der HÃ¶hen-/Breiten-Methode, der Young-LaPlace-Methode und mit der Pendant-Drop-Methode</li><li><strong>OCAS/HW</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/HW-LOW</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 10Ã° Ã± 0,09Ã°, 5Ã° Ã± 0,09Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL-HIGH</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (160Ã° Ã± 0,04Ã°, 165Ã° Ã± 0,04Ã°, 170Ã° Ã± 0,04Ã°, 175Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/PD</strong>: vier optische Pendant Drop-Standards (20, 35, 50 und 72,8 mN/m; Ã± 0,02mN/m)</li><li><strong>OCAS/LA</strong>: zwei optische Lamellen-Standards (20 und 35 mN/m; Ã± 0,02mN/m) und ein Vertical Rod-Standard (CA = 30Ã° Ã± 0,09Ã° und SFT 50 Ã± 0,02 mN/m)</li></ul>
<h2>KeyPad fÃ¼r OCA 40 Micro / 35 / 30 KP 40</h2>
ErmÃ¶glicht die einfache und schnelle Positionierung des Probentisches, der Kippvorrichtung, des Drehtisches und der Optik. Die manuell eingestellten Positionen werden direkt in die SCA Software Ã¼bertragen und erleichtern so z.B. das &quot;Teach-in&quot; fÃ¼r eine automatische Messung.
<h2>Top View-Videosystem TV-VS</h2>
Um die Positionierung des dosierten Tropfens auf der OberflÃ¤che zu beobachten, kÃ¶nnen alle OCA-Systeme mit dem Top View-Videosystem TV-VS ausgestattet werden. Eine USB-Kamera zusammen mit einem Zoomobjektiv und anpassbarem Beobachtungswinkel ermÃ¶glicht eine detaillierte Ansicht der Probe.
<h2>Oscillating Drop Generator ODG 20</h2>
FÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenÃ­elastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen hat DataPhysics den Oscillating Drop Generator ODG 20 entwickelt. Diese Erweiterung der OCA-Systeme erzeugt â?? basierend auf einem piezoelektrischen Wandler â?? oszillierende Tropfen Ã¼ber einen groÃ?en Frequenz- und Amplitudenbereich. Periodische VerÃ¤nderungen des Tropfenvolumens oder alternativ der Tropfenform bei konstantem Volumen kÃ¶nnen erzeugt werden. Die Erzeugung von Frequenzen von bis zu 50 Hz (abhÃ¤ngig von der Dichte und ViskositÃ¤t der FlÃ¼ssigkeit) in einem groÃ?en Amplitudenbereich ermÃ¶glichen neue AnsÃ¤tze in der Forschung, z. B. dem Verhalten von BiomolekÃ¼len an GrenzflÃ¤chen.<br />Eine innovative Ausbaustufe ist der mit einem hochauflÃ¶sendem Drucksensor ausgestattete Oscillating Drop Generator ODG 20P. Hochfrequent schwingende Tropfen kÃ¶nnen neben der herkÃ¶mmlichen Tropfenkonturanalyse jetzt auch mittels Druckmessung charakterisiert werden.
<h2>Elektrobenetzungszelle EWP 100</h2>
Das verÃ¤nderliche Benetzungs- und Adsorptionsverhalten unter einem elektrischen Feld ist fÃ¼r viele Anwendungen bedeutend. Die EWP 100 ermÃ¶glicht die Analyse von sitzenden und hÃ¤ngenden Tropfen in einem definierbaren elektrischen Feld.
<h2>FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD</h2>
Die Relaxationseigenschaften von Tropfen beim HinzufÃ¼gen einer zweiten FlÃ¼ssigÃ­keitsÃ­komponente kÃ¶nnen mit dem FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD analysiert werden. Dazu wird in einen bereits ausgebildeten Tropfen eine grenzflÃ¤chenaktive oder -reaktive Phase in sehr kurzer Zeit Ã¼ber eine zweite DosierkanÃ¼le hinzudosiert. Der primÃ¤re Tropfen muss so ein neues Gleichgewicht an seiner GrenzflÃ¤che finden. Zudem kÃ¶nnen bei einsetzenden Reaktionen diese im Verlauf bis zu ihrem Abschluss Ã¼ber die Messung der OberflÃ¤chen- oder GrenzflÃ¤chenspannung untersucht werden.<br />Die Entwicklung von kÃ¼nstlicher Augen- und LungenflÃ¼ssigkeit fÃ¼r medizinische Zwecke hat bereits von dieser Idee profitiert; weitere innovative Anwendungen im Bereich der Protein- und Tensidentwicklung sind zu erwarten.";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}