a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:7:"DCAT 11";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:1400:"Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11 ist das Standardgerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11 besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 10 µg â¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte, motorische Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 0,1 µm) der ProbengefäÃe mit variabler Geschwindigkeit (0,74 µm/s â¦ 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â¦ +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11 kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃer der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link file:326 - download "Initiates file download">Datenblatt DCAT 11</link>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}