a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:32:" Thermostatiserungseinrichtungen";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:1300:"In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur Verfügung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem Magnetrührer und Pt100-Temperatursensor, für Temperaturen von - 10â¦130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
Verfügbar in folgenden StandardgröÃen:
<ul><li>TV 50 für ProbengefäÃe mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 für ProbengefäÃe mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 für ProbengefäÃe mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung für ProbengefäÃe mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikro­elektronischen Rührsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. Für Temperaturen von - 10â¦130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung für den Einsatz mit dem dynamischen KontaktwinkelmeÃgerät und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von Flüssigkeiten bei Temperaturen bis 250 °C unter Schutzgas-Atmosphäre, z.B. für die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über PID-Regler TC 250. Durchmesser ProbengefäÃ 50 mm";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}