
OCA 20
Das videogestÃ¼tzte optische KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 20 ist das vielseitigste Messinstrument fÃ¼r die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 20 ist auch in folgenden Varianten verfÃ¼gbar: OCA 20/6, OCA 20L, OCA 20LH, OCA 20 XL und OCA 20LHT.
Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:
 Probentisch in drei Achsen Ã¼ber eine PrÃ¤zisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s) hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t max. Probenabmessungen (L x B x H):
OCA 20: 220 x Ã¤ x 70 mm OCA 20L: 330 x Ã¤ x 70 mm OCA 20LH: 330 x Ã¤ x 225 mm OCA 20XL: 410 x Ã¤ x 70 mm OCA 20LHT: 330 x Ã¤ x 70 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800
Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten: Das OCA 20 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten erweiterbar. Einige der wichtigsten ZubehÃ¶rteile sind nachfolgend aufgelistet:
 Hochgeschwindigkeits-Option fÃ¼r USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale BildÃ­aufnahmerate 1000 Bilder/s) oder UpHSC 2000 (max. Bildaufnahmerate 2200 Bilder/s) softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu sechs DosiernadelÃ­n Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ES, Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;Ãµl/sâ?¦26,4&nbsp;Ãµl/s) prÃ¤zise einstellbar elektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°) Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦1800 Ã°C, Vakuum- und Druckmesszellen) groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter fÃ¼r Einzelfasern FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 fÃ¼r die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit verÃ¤nderbarer AnsaugflÃ¤che Oscillating Drop Generator ODG 20 und ODG 20P fÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenelastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen an Phasengrenzen Elektrobenetzungszelle EWP 100 fÃ¼r die Analyse von liegenden und hÃ¤ngenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 20 sind: SCA 20 â?? Kontaktwinkel SCA 21 â?? OberflÃ¤chenenergie SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung SCA 23 â?? Lamellenkontur SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation 
 Datenblatt OCA 20
