a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:33:"[Translate to English:] DCAT 11EC";s:8:"bodytext";s:1463:"[] <h1>CAT 21</h1>
Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21 ist das StandardgerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 21 besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 10 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 105 mm; AuflÃ¶sung: 0,1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (0,74 Ãµm/s â?¦ 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 21 kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT21_V1_8DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 21</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:408:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:7:"DCAT 21";s:8:"bodytext";s:1462:"The<b>&nbsp;dynamic contact angle measuring instrument</b>&nbsp;and<b>&nbsp;tensiometer</b>&nbsp;DCAT&nbsp;21 is the all-purpose instrument for the weight-based measurement of contact angle, surface and interfacial tension, critical micelle formation concentration, density, sedimentation and penetration rate, plus penetration resistance. Besides this it allows the use of the optional electrical temperature control unit TEC 250/DCAT,&nbsp; due to the 30 mm longer travel for the sample stage than the DCAT 11 and DCAT 11EC.<br /><b>Features of the basic instrument configuration:</b>
<ul><li>High-precision electro dynamic compensation weighing system (weighing&nbsp; range: 10 Ãµg to 210 g) with automatic calibration.</li><li>Software controlled height positioning (travel: 105 mm; resolution: 0.1 Ãµm) of the sample receptacles with variable speed (0.74 Ãµm/s to 500 mm/min).</li><li>Automatic electronic coupling lock for the balance.</li><li>Integrated measurement and control electronics with connections for two Pt 100 temperature sensors (-60 to +450 Ã°C; Ã± 0.01 K resolution; precision 1/3 DIN IEC 751, Class B).</li><li>Display for weighing data, temperature and other information.</li><li>Illuminated sample chamber with inert gas or vapour inlet.</li><li>USB interface with connection cable to PC/notebook.</li></ul>
<br /><b>All DCAT accessories can be used with the DCAT 21, including the electrical temperature control unit TEC 250/DCAT.</b>";s:15:"l18n_diffsource";s:1995:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:6:"CAT 21";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:1443:"Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21 ist das StandardgerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 21 besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 10 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 105 mm; AuflÃ¶sung: 0,1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (0,74 Ãµm/s â?¦ 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 21 kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT21_V1_8DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 21</link>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}}