Software Module
Software fÃ¼r effizientes Arbeiten
Bei der Vorgabe einfacher oder komplexer VersuchsablÃ¤ufe sowie bei der Messwertaufnahme, der Auswertung und Analyse wird der Anwender bei den SVT-Systemen durch eine intuitiv bedienbare, mit vielen grafischen Elementen ausgestattete PC-SoftÃ­ware unterstÃ¼tzt. Speziell das Softwarepaket SVTS 20 zum Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20 profitiert vom Fundus der exakten und verlÃ¤sslichen Methoden der Tropfenkonturauswertung, z.B. nach Young-Laplace mit statistischer Fehleranalyse, die bereits fÃ¼r die optischen KontaktwinkelmessgerÃ¤te von DataPhysics entwickelt wurden. Die SVTS-Software wurde als modulares, &quot;multi-threaded&quot; Programm fÃ¼r moderne Mehrkern-Prozessoren entwickelt. Sie kann unter MS-WINDOWSÃ® Windows 7Ã® sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden, unter Windows XPÃ® (mit SP3) nur im 32-bit Modus.
Die verfÃ¼gbaren Module sind:
SVTS 20
Basissoftware fÃ¼r den Betrieb des SVT 20 sowie die Messung der GrenzflÃ¤chenspannung
 PrÃ¤sentation von Messwerten sowie Speicherung von Videosequenzen fÃ¼r die Erfassung schnell ablaufender Prozesse Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit, der Neigung der Messzelle und der Kameraposition Berechnung der GrenzflÃ¤chenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen nach verschiedenen Methoden (u. a. Young-Laplace-Methode) automatisierte Kalibrierung der absoluten TropfengrÃ¶Ã?e automatische â??hold dropâ?Â-Funktion Temperaturdokumentation automatisierter Ausgleich der Dichte und des Brechungsindex sowie temperaturbedingter VerÃ¤nderungen statistische Bewertung und Fehleranalyse FlÃ¼ssigkeits-Datenbank
SVTS 21
Erweiterungsmodul Oszillation/Relaxation
 Berechnung der Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen, vordefinierte Geschwindigkeitsschritte und sinusfÃ¶rmige GeschwindigkeitsverÃ¤nderung fÃ¼r Relaxationsanalysen Aufnahme und Bewertung von Videosequenzen fÃ¼r die Analyse von schneller Relaxations-Oszillation und Ausdehnung von Tropfen Ermittlung der Dilatations- GrenzflÃ¤chenelastizitÃ¤t von viskoelastischen und viskoplastischen Materialien
SVTS 22
Erweiterungsmodul Auswertung von membranumhÃ¼llten und verkapselten Tropfen
 Bestimmung der Deformations- und elastischen KenngrÃ¶Ã?en von membranumhÃ¼llten oder verkapselten FlÃ¼ssigkeitstropfen, deren Form von einer Young-Laplace-Kontur abweicht Berechnung der effektiven Deformation gegenÃ¼ber einer sphÃ¤rischen oder ellipsoidalen Ruhe- bzw. Referenzkontur Berechnung der Zentrifugalspannungen als MaÃ? fÃ¼r die Membran- bzw. Kapselbelastung Berechnung von MembranelastizitÃ¤tskennwerten aus der effektiven Deformation und der Zentrifugalspannung Volumenberechnung durch numerische Integration Ã¼ber eine beliebige, auch stark deformierte, aber achsensymmetrische Tropfenkontur
