<h1>OCA 25</h1>
Das videogestÃ¼tzte optische KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 25 ist das vielseitigste Messinstrument fÃ¼r die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 25 ist auch in folgenden Varianten verfÃ¼gbar: OCA 25L und OCA 25LHT.
<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Probentisch in drei Achsen Ã¼ber eine PrÃ¤zisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 25</b>: 220 x Ã¤&nbsp;x 70 mm, 8â??-Wafer on WTP 8/VAC<br /><b>OCA 25L</b>: 330 x Ã¤&nbsp;x 70 mm, 12â??-Wafer on WTP 12/VAC<br /><b>OCA 25LHT</b>: 580 x Ã¤&nbsp;x 160 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800

<div><b>Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten:<br /></b>Das OCA 25 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten erweiterbar. Einige der wichtigsten ZubehÃ¶rteile sind nachfolgend aufgelistet:</div>
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option fÃ¼r USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpHSV1220 (maximale BildÃ­aufnahmerate 1220 Bilder/s) oder UpHSV3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s)</li><li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MDr fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu sechs DosiernadelÃ­n</li><li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x</li><li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/sâ?¦174&nbsp;Ãµl/s) prÃ¤zise einstellbar</li><li>elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°)</li><li>Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦1800 Ã°C, Vakuum- und Druckmesszellen)</li><li>groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter fÃ¼r Einzelfasern FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 fÃ¼r die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit verÃ¤nderbarer AnsaugflÃ¤che</li><li>Oscillating Drop Generator ODG 20 fÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenelastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen an Phasengrenzen</li><li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 fÃ¼r die Analyse von liegenden und hÃ¤ngenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld</li><li>Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 25 sind:<ul><li>SCA 20 â?? Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 â?? OberflÃ¤chenenergie</li><li>SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung</li><li>SCA 23 â?? Lamellenkontur</li><li>SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation</li></ul></li></ul>

<link file:75 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 25</link>