Komponenten und ZubehÃ¶r
Zu dieser Produktreihe bieten wir eine Vielzahl an Komponenten und ein umfangreiches ZubehÃ¶rprogramm an.
 DCAT ZubehÃ¶r
DCAT 11EC
Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte GerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
Das DCAT 11EC besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:
 hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 100 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; AuflÃ¶sung: 1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (2 Ãµm/s â?¦ 60 mm/min) automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B) Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC
Das DCAT 11EC kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT.
 Datenblatt DCAT 11EC
