a:2:{s:9:"oldRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:2597:"<h2>Spinning Drop Video Tensiometer</h2>
Das Spinning Drop Video TensioÃ­meter SVT 20N ist ein optisches SpezialgerÃ¤t fÃ¼r die Messung extrem niedriger GrenzflÃ¤chenspannungen.&nbsp;<br />FÃ¼r die Analyse der Tensidwirkung im Rahmen der Emulsionsentwicklung oder der tertiÃ¤ren Ã?lfÃ¶rderung bietet diese Messtechnik einzigartige MÃ¶glichkeiten. Die vielfÃ¤ltigen Funktionen des SVT&nbsp;20N in Kombination mit den Softwaremodulen SVTS&nbsp;20, SVTS 21 und SVTS 22 sind:
<ul><li>automatische Steuerung der elektronischen KippÃ­vorrichtung zur Positionierung des rotierenden Tropfens entlang der Drehachse der Kapillare</li><li>automatische Variation der Rotationsgeschwindigkeit</li><li>Messung und Auswertung der statischen, zeit- und temperaturabhÃ¤ngigen GrenzflÃ¤chenspannung (1Ã·10<sup>-6</sup>&nbsp;â?¦ 2Ã·10<sup>3</sup>&nbsp;mN/m) nach der Spinning&nbsp; Drop-Methode und der Oscillating Spinning&nbsp; Drop-Methode</li><li>Messung und Auswertung der 2D- und 3D-Dehnrelaxation von viskoelastischen FlÃ¼ssigkeiten und FlÃ¼ssigkeitstropfen, die in Membranen eingeschlossen sind</li><li>Bestimmung der FlieÃ?grenze von flÃ¼ssigkristallinen Materialien</li><li>Berechnung des dispersen und polaren Anteils von FlÃ¼ssigkeiten anhand gemessener OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannungen inklusive Fehlergrenzen</li><li>Berechnung der Geometrie rotierender Tropfen in Bezug auf die optische Achse des Systems</li></ul>
&nbsp;<br />Das SVT 20 N besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:
<ul><li>hochdynamischer, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit softwaregesteuerter Drehzahlregelung (0 â?¦ 20?000 U/min; Ã± 0,001 U/min)&nbsp; zur Realisierung von DrehzahlsprÃ¼ngen (Ã± 2?000 U/min/s) und sinusfÃ¶rmigen Drehzahlvariationen (0,01 â?¦ 200 Hz) fÃ¼r Relaxationsmessungen</li><li>Hochleistungsobjektiv mit 6fach-Zoom, integriertem stufenlosem Feinfokus und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>CCIR-Videomesssystem (768 x 576 Pixel) mit einer maximalen Bildaufnahmerate von 146 Bildern/s</li><li>Anschluss an PC oder Notebook Ã¼ber USB</li><li>prÃ¤zises, schnell und einfach zu bedienendes Kapillarwechselsystem</li><li>Messzelle mit automatischer,&nbsp; softwaregesteuerter Positions- und Neigungsanpassung</li><li>hysteresefreie LED-Beleuchtung mit softwaregesteuerter IntensitÃ¤t und Stroboskopfrequenz zur Tropfenbeobachtung in verschiedenen Drehlagen</li><li>integrierter Touchscreen zur Steuerung der Basisfunktionen</li><li>automatische Kalibrierfunktion zur Korrektur der optischen Verzerrung durch den Zylinderlinsen-Effekt der Kapillare</li></ul>";}s:9:"newRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:2677:"<h2>Spinning Drop Video Tensiometer</h2>
Das Spinning Drop Video TensioÃ­meter SVT 20N ist ein optisches SpezialgerÃ¤t fÃ¼r die Messung extrem niedriger GrenzflÃ¤chenspannungen.&nbsp;<br />FÃ¼r die Analyse der Tensidwirkung im Rahmen der Emulsionsentwicklung oder der tertiÃ¤ren Ã?lfÃ¶rderung bietet diese Messtechnik einzigartige MÃ¶glichkeiten. Die vielfÃ¤ltigen Funktionen des SVT&nbsp;20N in Kombination mit den Softwaremodulen SVTS&nbsp;20, SVTS 21 und SVTS 22 sind:
<ul><li>automatische Steuerung der elektronischen KippÃ­vorrichtung zur Positionierung des rotierenden Tropfens entlang der Drehachse der Kapillare</li><li>automatische Variation der Rotationsgeschwindigkeit</li><li>Messung und Auswertung der statischen, zeit- und temperaturabhÃ¤ngigen GrenzflÃ¤chenspannung (1Ã·10<sup>-6</sup>&nbsp;â?¦ 2Ã·10<sup>3</sup>&nbsp;mN/m) nach der Spinning&nbsp; Drop-Methode und der Oscillating Spinning&nbsp; Drop-Methode</li><li>Messung und Auswertung der 2D- und 3D-Dehnrelaxation von viskoelastischen FlÃ¼ssigkeiten und FlÃ¼ssigkeitstropfen, die in Membranen eingeschlossen sind</li><li>Bestimmung der FlieÃ?grenze von flÃ¼ssigkristallinen Materialien</li><li>Berechnung des dispersen und polaren Anteils von FlÃ¼ssigkeiten anhand gemessener OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannungen inklusive Fehlergrenzen</li><li>Berechnung der Geometrie rotierender Tropfen in Bezug auf die optische Achse des Systems</li></ul>
&nbsp;<br />Das SVT 20 N besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:
<ul><li>hochdynamischer, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit softwaregesteuerter Drehzahlregelung (0 â?¦ 20?000 U/min; Ã± 0,001 U/min)&nbsp; zur Realisierung von DrehzahlsprÃ¼ngen (Ã± 2?000 U/min/s) und sinusfÃ¶rmigen Drehzahlvariationen (0,01 â?¦ 200 Hz) fÃ¼r Relaxationsmessungen</li><li>Hochleistungsobjektiv mit 6fach-Zoom, integriertem stufenlosem Feinfokus und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>CCIR-Videomesssystem (768 x 576 Pixel) mit einer maximalen Bildaufnahmerate von 146 Bildern/s</li><li>Anschluss an PC oder Notebook Ã¼ber USB</li><li>prÃ¤zises, schnell und einfach zu bedienendes Kapillarwechselsystem</li><li>Messzelle mit automatischer,&nbsp; softwaregesteuerter Positions- und Neigungsanpassung</li><li>hysteresefreie LED-Beleuchtung mit softwaregesteuerter IntensitÃ¤t und Stroboskopfrequenz zur Tropfenbeobachtung in verschiedenen Drehlagen</li><li>integrierter Touchscreen zur Steuerung der Basisfunktionen</li><li>automatische Kalibrierfunktion zur Korrektur der optischen Verzerrung durch den Zylinderlinsen-Effekt der Kapillare</li></ul>
<link file:369 - download "Initiates file download">Datenblatt SVT 20 N</link>";}}