a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:6:"header";s:9:"DCAT 11EC";s:8:"bodytext";s:1460:"<h1>CAT 21</h1>
Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21 ist das StandardgerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 21 besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 10 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 105 mm; AuflÃ¶sung: 0,1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (0,74 Ãµm/s â?¦ 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 21 kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT21_V1_8DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 21</link>";}s:9:"newRecord";a:2:{s:6:"header";s:6:"CAT 21";s:8:"bodytext";s:1443:"Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21 ist das StandardgerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 21 besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 10 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 105 mm; AuflÃ¶sung: 0,1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (0,74 Ãµm/s â?¦ 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 21 kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT21_V1_8DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 21</link>";}}