a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:0:"";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2849:"<h1>OCA 25</h1>
Das videogestützte optische Kontaktwinkelmessgerät OCA 25 ist das vielseitigste Messinstrument für die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 25 ist auch in folgenden Varianten verfügbar: OCA 25L und OCA 25LHT.
<h3>Technische Ausstattung des Grundgerätes:</h3>
<ul><li>Probentisch in drei Achsen über eine Präzisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 25</b>: 220 x ¤&nbsp;x 70 mm, 8â-Wafer on WTP 8/VAC<br /><b>OCA 25L</b>: 330 x ¤&nbsp;x 70 mm, 12â-Wafer on WTP 12/VAC<br /><b>OCA 25LHT</b>: 580 x ¤&nbsp;x 160 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800

<div><b>Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:<br /></b>Das OCA 25 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet:</div>
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpHSV1220 (maximale Bild­aufnahmerate 1220 Bilder/s) oder UpHSV3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s)</li><li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MDr für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n</li><li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x</li><li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/sâ¦174&nbsp;µl/s) präzise einstellbar</li><li>elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li><li>Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â¦1800 °C, Vakuum- und Druckmesszellen)</li><li>groÃes Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter für Einzelfasern FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit veränderbarer Ansaugfläche</li><li>Oscillating Drop Generator ODG 20 für die Messung der Oberflächenelastizität und für Relaxationsuntersuchungen an Phasengrenzen</li><li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von liegenden und hängenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld</li><li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 25 sind:<ul><li>SCA 20 â Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 â Oberflächenenergie</li><li>SCA 22 â Oberflächen- und Grenzflächenspannung</li><li>SCA 23 â Lamellenkontur</li><li>SCA 26 â Oszillation / Relaxation</li></ul></li></ul>

<link file:75 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 25</link>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}