a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:32:" Thermostatiserungseinrichtungen";s:8:"bodytext";s:1300:"In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur VerfÃ¼gung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem MagnetrÃ¼hrer und Pt100-Temperatursensor, fÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
VerfÃ¼gbar in folgenden StandardgrÃ¶Ã?en:
<ul><li>TV 50 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikroÃ­elektronischen RÃ¼hrsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. FÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r den Einsatz mit dem dynamischen KontaktwinkelmeÃ?gerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von FlÃ¼ssigkeiten bei Temperaturen bis 250 Ã°C unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re, z.B. fÃ¼r die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber PID-Regler TC 250. Durchmesser ProbengefÃ¤Ã? 50 mm";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:28:"Probenhalter und MesskÃ¶rper";s:8:"bodytext";s:2844:"An die Tensiometer von DataPhysics kann eine Vielzahl unterschiedlicher Probengeometrien adaptiert werden. Ob fÃ¼r Folien, Platten, Fasern, Pulver oder fÃ¼r magnetische und gewebeartige Materialien - hier findet sich fÃ¼r die vielfÃ¤ltigen BedÃ¼rfnisse unserer Anwender immer etwas Passendes. Und falls nicht, fragen Sie uns (entweder direkt oder fÃ¼llen Sie das&nbsp;<span style="font-size: 12px;"><link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/kontakt.php>Kontaktformular</link></span>&nbsp;aus) nach Sondervarianten der GerÃ¤te und des ZubehÃ¶rs. Meist kÃ¶nnen wir nach Kundenwunsch eine Anpassung durchfÃ¼hren.
<h2>RG 11</h2>
Du NoÃ¼y-Ring aus Platin-Iridium nach DIN 53914
<ul><li>RinghÃ¶he: 25 mm</li><li>Ringdurchmesser: 18,7 mm</li><li>Drahtdicke: 0,37 mm</li></ul>
<h2>RG 10</h2>
Du NoÃ¼y-Ring aus Platin-Iridium fÃ¼r 0,2 ml Probenvolumen
<ul><li>RinghÃ¶he: 6 mm</li><li>Ringdurchmesser: 10 mm</li><li>Drahtdicke: 0,3 mm</li></ul>
<h2>PT 9</h2>
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
<ul><li>LÃ¤nge: 10 mm</li><li>Breite: 9,95 mm</li><li>Dicke: 0,2 mm</li></ul>
<h2>PT 11</h2>
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
<ul><li>LÃ¤nge: 10 mm</li><li>Breite: 19,9 mm</li><li>Dicke: 0,2 mm</li></ul>
<h2>PT 10</h2>
Zylindrische Platte aus Platin-Iridium fÃ¼r 0,2 ml Probenvolumen
<ul><li>Innendurchmesser: 6,2 mm</li><li>AuÃ?endurcmesser: 6,6 mm</li><li>ZylinderhÃ¶he: 10 mm</li></ul>
<h2>DIS 11</h2>
Dichtebestimmungsset bestehend aus:
<ul><li>Spezialhalter aus Platin-Iridium (80/20)</li><li>TauchkÃ¶rper aus Silizium</li></ul>
<h2>PP 11</h2>
PrÃ¼fkÃ¶rper fÃ¼r Penetrationsversuche zur Messung von FlieÃ?grenzen in Gelen, Pasten usw.
<h2>SC 11</h2>
Sedimentationskegel fÃ¼r die Analyse von PartikelgrÃ¶Ã?en und Sedimentationsraten
<h2>PUR 11</h2>
ZubehÃ¶rsatz fÃ¼r die Messung der Adsorptions- und Benetzungseigenschaften von pulverfÃ¶rmigen Proben<br />Bestehend aus:
<ul><li>Spezialadapter fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã? aus Glas</li><li>1 ProbengefÃ¤Ã? aus Glas fÃ¼r Pulvermessungen</li></ul>
<h2>GT 11</h2>
Satz mit fÃ¼nf ProbengefÃ¤Ã?en aus Glas
<h2>FH 11</h2>
Spezial-Probenhalter zur Untersuchung des Benetzungsverhaltens von benetzbaren Materialien wie FaserbÃ¼ndel, Textilproben und Non-Woven
<h2>GT 11</h2>
Satz mit fÃ¼nf ProbengefÃ¤Ã?en aus Glas
<h2>FP 12</h2>
Filterpapier fÃ¼r FH 11
<h2>FO 11</h2>
Spezial-Probenhalter fÃ¼r Folien
<h2>PSH 11</h2>
Spezial-Probenhalter fÃ¼r FestkÃ¶rper in Plattenform
<h2>FH 12</h2>
Probenhalter fÃ¼r Einzelfasern zur Aufnahme von Einzelfasern mit einem Durchmesser von minimal 10 Ãµm
<h2>FH 13</h2>
Probenhalter fÃ¼r Einzelfasern zur Aufnahme von mehreren Einzelfasern bis zu 3 Ãµm Durchmesser.
<h2>Glue FH 12/13</h2>
FlÃ¼ssiger Klebstoff fÃ¼r die Erneuerung der KlebeflÃ¤che des FH 12 sowie FH 13
<ul><li>1 Flasche a 20ml</li> </ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}