a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:8:"SVT 20 N";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2677:"<h2>Spinning Drop Video Tensiometer</h2>
Das Spinning Drop Video Tensio­meter SVT 20N ist ein optisches Spezialgerät für die Messung extrem niedriger Grenzflächenspannungen.&nbsp;<br />Für die Analyse der Tensidwirkung im Rahmen der Emulsionsentwicklung oder der tertiären Ãlförderung bietet diese Messtechnik einzigartige Möglichkeiten. Die vielfältigen Funktionen des SVT&nbsp;20N in Kombination mit den Softwaremodulen SVTS&nbsp;20, SVTS 21 und SVTS 22 sind:
<ul><li>automatische Steuerung der elektronischen Kipp­vorrichtung zur Positionierung des rotierenden Tropfens entlang der Drehachse der Kapillare</li><li>automatische Variation der Rotationsgeschwindigkeit</li><li>Messung und Auswertung der statischen, zeit- und temperaturabhängigen Grenzflächenspannung (1·10<sup>-6</sup>&nbsp;â¦ 2·10<sup>3</sup>&nbsp;mN/m) nach der Spinning&nbsp; Drop-Methode und der Oscillating Spinning&nbsp; Drop-Methode</li><li>Messung und Auswertung der 2D- und 3D-Dehnrelaxation von viskoelastischen Flüssigkeiten und Flüssigkeitstropfen, die in Membranen eingeschlossen sind</li><li>Bestimmung der FlieÃgrenze von flüssigkristallinen Materialien</li><li>Berechnung des dispersen und polaren Anteils von Flüssigkeiten anhand gemessener Oberflächen- und Grenzflächenspannungen inklusive Fehlergrenzen</li><li>Berechnung der Geometrie rotierender Tropfen in Bezug auf die optische Achse des Systems</li></ul>
&nbsp;<br />Das SVT 20 N besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:
<ul><li>hochdynamischer, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit softwaregesteuerter Drehzahlregelung (0 â¦ 20?000 U/min; ± 0,001 U/min)&nbsp; zur Realisierung von Drehzahlsprüngen (± 2?000 U/min/s) und sinusförmigen Drehzahlvariationen (0,01 â¦ 200 Hz) für Relaxationsmessungen</li><li>Hochleistungsobjektiv mit 6fach-Zoom, integriertem stufenlosem Feinfokus und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>CCIR-Videomesssystem (768 x 576 Pixel) mit einer maximalen Bildaufnahmerate von 146 Bildern/s</li><li>Anschluss an PC oder Notebook über USB</li><li>präzises, schnell und einfach zu bedienendes Kapillarwechselsystem</li><li>Messzelle mit automatischer,&nbsp; softwaregesteuerter Positions- und Neigungsanpassung</li><li>hysteresefreie LED-Beleuchtung mit softwaregesteuerter Intensität und Stroboskopfrequenz zur Tropfenbeobachtung in verschiedenen Drehlagen</li><li>integrierter Touchscreen zur Steuerung der Basisfunktionen</li><li>automatische Kalibrierfunktion zur Korrektur der optischen Verzerrung durch den Zylinderlinsen-Effekt der Kapillare</li></ul>
<link file:369 - download "Initiates file download">Datenblatt SVT 20 N</link>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}