a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:6:"header";s:32:" Thermostatiserungseinrichtungen";s:8:"bodytext";s:1300:"In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur VerfÃ¼gung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem MagnetrÃ¼hrer und Pt100-Temperatursensor, fÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
VerfÃ¼gbar in folgenden StandardgrÃ¶Ã?en:
<ul><li>TV 50 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikroÃ­elektronischen RÃ¼hrsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. FÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r den Einsatz mit dem dynamischen KontaktwinkelmeÃ?gerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von FlÃ¼ssigkeiten bei Temperaturen bis 250 Ã°C unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re, z.B. fÃ¼r die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber PID-Regler TC 250. Durchmesser ProbengefÃ¤Ã? 50 mm";}s:9:"newRecord";a:2:{s:6:"header";s:27:"Liquid-Handling-Komponenten";s:8:"bodytext";s:2599:"FÃ¼r die Dosierung und das Handling von FlÃ¼ssigkeiten fÃ¼r die Verwendung mit den DCAT-MessgerÃ¤ten finden Sie hier alles, was Sie brauchen - und wenn doch nicht, lassen Sie es uns wissen (entweder direkt oder fÃ¼llen Sie das&nbsp;<span style="font-size: 12px;"><link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/kontakt.php>Kontaktformular</link></span>&nbsp;aus).
<h2>Elektrisches Dosier- und Refill-System LDU</h2>
Motorisch betrieben und softwaregesteuert, fÃ¼r den AnschluÃ? an die dynamischen KontaktwinkelmeÃ?gerÃ¤te und Tensiometer DCAT 11EC, DCAT 11 und DCAT 21. FÃ¼r die hochgenaue Dosierung von FlÃ¼ssigkeiten in die ProbengefÃ¤Ã?e des DCAT, z.B. zur Herstellung von Konzentrationsreihen, sowie zum automatischen, softwaregesteuertem WiederbefÃ¼llen und Reinigen der Dosierspritzen.
VerfÃ¼gbar in vier Varianten, anpassbar an Ihren Bedarf:
<ul><li><strong>LDU 1/0</strong>&nbsp;mit einem elektronischen Dosiermodul ES 11</li><li><strong>LDU 2/0</strong>&nbsp;mit zwei elektronischen Dosiermodulen ES 11</li><li><strong>LDU 1/1&nbsp;</strong>mit einem elektronischen Dosiermodul ES 11 und einem FÃ¼ll- und SpÃ¼lsystem RRS 11</li><li><strong>LDU 2/2</strong>&nbsp;mit zwei elektronischen Dosiermodulen ES 11 und zwei FÃ¼ll- und SpÃ¼lsystemen RRS 11</li></ul>
Die elektronischen Dosiermodule beinhalten eine gasdichte 500 Ãµl Dosierspritze DS 500/GT und einen PTFE-Schlauch mit Dosierspitze DT 500/04. Das FÃ¼ll- und SpÃ¼lsystem RRS 11 besteht aus einem elektronischen Mischventil, einem PTFE-Schlauch DT 200/04, zwei PTFE-SchlÃ¤uchen DT 500/16 und einem manuellen Dreiwege-Ventil TWV-LDU.
<h2>DS 500/GT</h2>
Gasdichte 500 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze
<h2>TWV-LDU</h2>
Dreiwegehahn fÃ¼r LDU<br />Erleichtert die blasenfreie BefÃ¼llung des Dosiersystems
<h2>DT 500/04</h2>
Dosierschlauch (Ventil/Spritze - DCAT) aus PTFE mit 500 mm LÃ¤nge und 0,4 mm Innendurchmesser mit AnschluÃ? fÃ¼r Spritze&nbsp;<br />DS oder Mischventil und einer Edelstahl-DosierkanÃ¼le
<h2>DT 500/16</h2>
Dosierschlauch (Reservoir - Ventil) aus PTFE mit 500 mm LÃ¤nge und 1,6 mm Innendurchmesser
<h2>GS 70 / GS 50</h2>
ProbengefÃ¤Ã? aus Borosilikatglas mit 70 mm und 50 mm Durchmesser
<h2>CP 70 / CP 50</h2>
Abdeckplatten aus POM fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã? GS 70 und GS 50
<h2>GTR 70</h2>
ProbengefÃ¤Ã? fÃ¼r Messungen unter SchutzgasatmosphÃ¤re aus Borosilikatglas fÃ¼r die Verwendung in der FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung TV 70.<br />Mit zwei Abdeckplatten aus Edelstahl, zwei Schnellverschluss-SchlauchanschlÃ¼ssen und einem eingebauten Pt 100-Temperatursensor. Aussendurchmesser 70 mm, HÃ¶he 85 mm.";}}