a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:1379:"Der Feuchtegenerator HGC 20EC wurde fÃ¼r die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft fÃ¼r einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.
Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten TrockenmittelbehÃ¤lter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten WasserbehÃ¤lter. Die nun feuchte Luft wird Ã¼ber den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
<h3>Haupteigenschaften:</h3>
<ul><li>UnabhÃ¤ngige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer WasserbehÃ¤lter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung Ã¼ber eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Ein TrockenmittelbehÃ¤lter (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 0,5 kg)</li><li>Farbiges Trockenmittel fÃ¼r die einfache optische Beurteilung</li><li>Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC 20EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:1357:"Der<b>&nbsp;Feuchtegenerator&nbsp;</b>HGC&nbsp;20 wurde fÃ¼r die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft fÃ¼r einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.<br />Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.).<br />Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten TrockenmittelbehÃ¤lter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten WasserbehÃ¤lter. Die nun feuchte Luft wird Ã¼ber den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.<br /><b>Haupteigenschaften</b>
<ul><li>UnabhÃ¤ngige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer WasserbehÃ¤lter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung Ã¼ber eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Automatische Trocknung des Trockenmittels durch eingebaute Heizung in zwei abwechselnd verwendeten TrockenmittelbehÃ¤ltern (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 1,0 kg)</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}