<h2>Elektronische Kippvorrichtung TBU 90E</h2>
Bei der Untersuchung von hydrophoben Materialien stellen Kippvorrichtungen â?? fÃ¼r die Messung des Fortschreit- und RÃ¼ckzugswinkels, des Abrollwinkels sowie der Kontaktwinkelhysterese von liegenden Tropfen â?? eine wichtige GerÃ¤teergÃ¤nzung dar.<br />Die Kippvorrichtung TBU 90E ermÃ¶glicht die vollautomatische DurchfÃ¼hrung von Abrollexperimenten bis zu einem Kippwinkel von maximal 90Ã°; die KippÃ­geschwindigÃ­keit kann individuell eingestellt werden (0,03â?¦2,8 Ã°/s).
<h2>Manueller Kipptisch TBA 60M</h2>
Abrollende Tropfen auf schrÃ¤gen OberflÃ¤chen kÃ¶nnen mit den Kipptischen TBA 60M (manuell) bis zu einem maximalen Kippwinkel von 70Ã° erzeugt werden.
<h2>Elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC</h2>
FÃ¼r das â??Wafer-Mappingâ?? oder fÃ¼r die automatisierte Bestimmung der freien OberÃ­flÃ¤chenÃ­Ã­energie von flachen Proben wie z. B. Wafern, GlasobjekttrÃ¤gern oder optischen Linsen kann der elektronische Drehtisch ETT/VAC mit unterschiedlichen Probeaufnahmen ausgestattet werden. Die Fixierung der Proben auf dem Auflageteller erfolgt Ã¼ber Vakuumansaugung. Nachfolgend eine Auswahl aus dem vielfÃ¤ltigen Angebot an Probeaufnahmen:
<ul><li><strong>WTP 6/VAC</strong>&nbsp;fÃ¼r 6&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 8/VAC</strong>&nbsp;fÃ¼r 8&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 12/VAC</strong>&nbsp;fÃ¼r 12&quot; Wafer</li><li><strong>STP 76-26-8</strong>&nbsp;fÃ¼r 8 Proben 76x26x2 mm</li><li><strong>STP 127x85-2</strong>&nbsp;fÃ¼r 2 Proben 127x85 mm</li><li><strong>STP 130x100-4</strong>&nbsp;fÃ¼r 4 Proben 61x46x0,6 mm</li><li><strong>STP 200-5</strong>&nbsp;fÃ¼r 5 konvexe und planare Glaslinsen</li></ul>
<h2>Manueller Drehtisch MTT</h2>
FÃ¼r den wahlweisen Einsatz mit 2&quot;-, 3&quot;-, 4&quot;-, 5&quot;-, 6&quot;-, 8&quot;-,und 12&quot;-Wafer top plates (WTP xxM) oder kundenspezifischen Probenaufnahmen (<b>STP xxxM or SQT xxxM</b>)
<h2>Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80</h2>
<ul><li><strong>FSH 30</strong>&nbsp;Spezialhalter aus Delrin zur Kontaktwinkelmessung auf dÃ¼nnen Folien, bestehend aus Stempel (D=30 mm) und drei Ringen (ID= 30,0 / 30,1 / 30,2 mm)</li><li><strong>FSC 80</strong>&nbsp;Spezialhalter zur Kontaktwinkelmessung auf Folien oder Papier; Maximale Probenabmessung 80 x 80 x 3 mm</li></ul>
<h2>Halter fÃ¼r Einzelfasern FHO 40plus</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>Folientisch mit Magnetleiste FHM 100</h2>
Spezialprobentisch mit WÃ¶lbung fÃ¼r GerÃ¤te der OCA Baureihe fÃ¼r die Befestigung von Folien oder dÃ¼nnem Papier mittels Magnetleiste
<h2>Ansaugplatte SP 100</h2>
FÃ¼r die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer AnsaugflÃ¤che<br />SchlauchanschluÃ? fÃ¼r eine Vakuumpumpe<br />Abmessungen: 100 x 100 mm
<h2>ProbentÃ¶pfe SVL xx und MesskÃ¶rper TPL xx</h2>
ProbekÃ¶rper fÃ¼r die Lamellenmethode
<ul><li>TPL - 3.0 Ã¸ = 3,0 mm)</li><li>TPL - 3.5 Ã¸ = 3,5 mm)</li><li>TPL - 4.0 Ã¸ = 4,0 mm)</li></ul>
Sample vessel for the lamella method
<ul><li>SVL 12/30 HÃ¶he = 12mm, Innen-Ã¸= 30 mm)</li><li>SVL 12/50 HÃ¶he = 12 mm, Innen-Ã¸ = 50 mm)</li><li>SVL 12/70 HÃ¶he = 12 mm, Innen-Ã¸ = 70 mm)</li><li>SVL 24/30 HÃ¶he = 24mm, Innen-Ã¸ = 30 mm)</li></ul>
<h2>GlaskÃ¼vetten GC xx</h2>
GlaskÃ¼vetten aus optischem Spezialglas zur Messung der GrenzflÃ¤chenspannung zwischen zwei FlÃ¼ssigkeiten nach der Pendant Drop-Methode oder des KontaktÃ­winkels eines FlÃ¼ssigkeitstropfens oder einer Gasblase in einer FlÃ¼ssigkeit; E insatzbereich bis 70Ã° C. Auch verfÃ¼gbar aus temperaturwechselbestÃ¤ndigem Spezialglas (GC xxHT) und aus Quarzglas (GC xxQ); Einsatzbereich 70...350Ã° C
<ul><li>GC 10 GlaskÃ¼vette 20 x 20 x 20 mm</li><li>GC 20 GlaskÃ¼vette 20 x 40 x 20 mm</li><li>GC 40 GlaskÃ¼vette 40x 40 x 40 mm</li><li>GC 60 GlaskÃ¼vette 60x 60 x 40 mm</li></ul>
<h2>Kontaktlinsenhalter CL 20</h2>
Halter fÃ¼r die Messung von Kontaktwinkeln an weichen und harten Kontaktlinsen in FlÃ¼ssigkeit, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GlaskÃ¼vette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).
<h2>Kontaktlinsenhalter SCL 21</h2>
Halter fÃ¼r weiche Kontaktlinsen mit justierbarem EinlaÃ?.<br />Halter mit drei unterschiedlichen Radien, um die Kontaktlinse ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GC 20, SNC 052/026).
<h2>Probenhalter fÃ¼r &quot;Captive Bubble&quot;-Messungen SHC 20</h2>
Halter fÃ¼r flache Proben, um die Probe ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GlaskÃ¼vette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).