a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:"DCAT 11EC";s:8:"bodytext";s:1450:"Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte GerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11EC besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 100 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; AuflÃ¶sung: 1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (2 Ãµm/s â?¦ 60 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11EC kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11EC_V1_7DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:7:"DCAT 11";s:8:"bodytext";s:1472:"<h1>DCAT 11</h1>
Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 11 ist das StandardgerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11 besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 10 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte, motorische HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; AuflÃ¶sung: 0,1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (0,74 Ãµm/s â?¦ 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11 kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11_V1_6DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}