In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur VerfÃ¼gung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem MagnetrÃ¼hrer und Pt100-Temperatursensor, fÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
VerfÃ¼gbar in folgenden StandardgrÃ¶Ã?en:
<ul><li>TV 50 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikroÃ­elektronischen RÃ¼hrsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. FÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r den Einsatz mit dem dynamischen KontaktwinkelmeÃ?gerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von FlÃ¼ssigkeiten bei Temperaturen bis 250 Ã°C unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re, z.B. fÃ¼r die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber PID-Regler TC 250. Durchmesser ProbengefÃ¤Ã? 50 mm