<h1>OCA 50Micro</h1>
Das voll automatische KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 50 Micro bietet fÃ¼r die reproÃ­duzierbare Messung des Benetzungsverhaltens von sowohl mikroskopischen als auch makroskopischen Strukturen ein HÃ¶chstmaÃ? an Komfort. Modernste Optik, prÃ¤zise Mechanik, schnelle elektronische Steuerungen sowie hochauflÃ¶sende Videomesstechnik garantieren bei Anwendungen in mikroskopisch kleinen Dimensionen den entscheidenden Vorteil in jeder Messsituation.
<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Messobjektiv mit 55-fach (optional 137,5-fach) Zoom und softwaregesteuerter Fokussierung (Autofokus) und Einstellung des Beobachtungswinkels</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (maximale BildÃ­aufÃ­nahmeÃ­rate 1220 Bilder/s)</li><li>Probentisch in drei Achsen (X-, Y- und Z-Achse) softwaregesteuert motorisiert einstellbar fÃ¼r eine exakte, vollautomatische Probenpositionierung und TropfenÃ­abholung</li><li>Hochleistungsbeleuchtung mit Vorrichtung zur WÃ¤rmeeliminierung; LichtintensitÃ¤t Ã¼ber Software steuerbar</li></ul>
<b>Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten:</b><br /> Das OCA 50 Micro ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser  HochÃ­temÃ­peraturÃ¶fen) erweiterbar. Einige der wichtigsten ZubehÃ¶rteile  sind nachfolgend aufgelistet: <br /> 
<ul>     <li>Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpHSV3000 (maximale BildÃ­aufnahmerate 3000 Bilder/s) </li>     <li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu sechs DosiernadelÃ­n</li>     <li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE, TD-DE und QD-DE</li>     <li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiervolumen  (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/sâ?¦174 Ãµl/s) prÃ¤zise  einstellbar</li>     <li>Mikro-Dosiersysteme fÃ¼r die punktgenaue Dosierung der TestflÃ¼ssigkeiten im Nanoliter- bzw. Picoliter- Bereich</li>     <li>elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°)</li>     <li>elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC (Probentische bis&nbsp;200 mm Durchmesser)</li>     <li>Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦700 Ã°C)</li>     <li>groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie  Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter fÃ¼r Einzelfasern  FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 fÃ¼r die ebene Fixierung von  flexiblen Proben mit einstellbarer AnsaugflÃ¤che</li>     <li>Oscillating Drop Generatoren ODG 20 und ODG 20P fÃ¼r die Messung  der OberflÃ¤chenelastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen an  Phasengrenzen</li>     <li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 fÃ¼r die Analyse von sitzenden und hÃ¤ngenden Tropfen in einem elektrischen Feld</li>     <li>Draufsicht-Videosystem TV-VS zur qualitativen Dokumentation der  Tropfenposition (USB-Kamera max. Bildaufnahmerate 52 Bilder/s, 6-fach  Zoom-Objektiv und einstellbarer Beobachtungswinkel)</li>     <li>Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 50 Micro sind:<ul><li>SCA 20 â?? Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 Ã­â?? OberflÃ¤chenenergie</li><li>SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung</li><li>SCA 23 â?? Lamellenkontur</li><li>SCA 24 â?? Drop on Fiber</li><li>SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation     </li></ul></li></ul>
<link file:78 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 50Micro</link>