Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics â??Baukasten-Prinzipâ??. Es kann wahlweise mit einer flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerÃ¼stet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als WÃ¤rmetrÃ¤ger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthÃ¤lt ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkÃ¼hlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
FlÃ¼ssigkeits-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum AnschluÃ? an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostaten FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130Ã° C</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: abhÃ¤ngig vom FlÃ¼ssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber den PID-TemperaturÃ­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benÃ¶tigt eine FlÃ¼ssigkeitsgegenkÃ¼hlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180Ã° C; Ã±0,1 K</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: Ã± 1 K/s</li></ul>