a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:8:"HGC 20EC";s:8:"bodytext";s:1379:"Der Feuchtegenerator HGC 20EC wurde fÃ¼r die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft fÃ¼r einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.
Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten TrockenmittelbehÃ¤lter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten WasserbehÃ¤lter. Die nun feuchte Luft wird Ã¼ber den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
<h3>Haupteigenschaften:</h3>
<ul><li>UnabhÃ¤ngige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer WasserbehÃ¤lter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung Ã¼ber eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Ein TrockenmittelbehÃ¤lter (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 0,5 kg)</li><li>Farbiges Trockenmittel fÃ¼r die einfache optische Beurteilung</li><li>Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC 20EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:6:"HGC 30";s:8:"bodytext";s:1572:"Der&nbsp;<b>Feuchtegenerator</b>&nbsp;HGC 30 wurde fÃ¼r die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft, Stickstoff, Argon oder anderer Edelgase fÃ¼r einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.<br />Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.).<br />Die angesaugte Umgebungsluft oder das extern zugefÃ¼hrte Gas wird zuerst im integrierten TrockenmittelbehÃ¤lter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet das trockene Gas durch den beheizten WasserbehÃ¤lter. Das nun feuchte Gas wird Ã¼ber den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.<br /><b>Haupteigenschaften</b>
<ul><li>UnabhÃ¤ngige Erzeugung trockener Luft/Gas ohne und mit externer Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer WasserbehÃ¤lter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung Ã¼ber eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Automatische Trocknung des Trockenmittels durch eingebaute Heizung in zwei abwechselnd verwendeten TrockenmittelbehÃ¤ltern (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 1,0 kg)</li><li>ZusÃ¤tzliche externe Gasversorgung mit eingebautem Druckregler</li><li>Integrierter Durchflussregler; kalibriert fÃ¼r N2 und Ar</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}