a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:33:"[Translate to English:] DCAT 11EC";s:8:"bodytext";s:1453:"[] Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte GerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11EC besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 100 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; AuflÃ¶sung: 1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (2 Ãµm/s â?¦ 60 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11EC kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11EC_V1_7DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:"DCAT 11EC";s:8:"bodytext";s:1269:"The<b>&nbsp;dynamic contact angle measuring instrument&nbsp;</b>and&nbsp;<b>tensiometer</b>&nbsp;DCAT&nbsp;11EC is the budget-priced instrument for the weight-based measurement of contact angle, surface and interfacial tension, critical micelle formation concentration, density, sedimentation and penetration rate, plus penetration resistance.<br /><b>Features of the basic instrument configuration:</b>
<ul><li>High precision electro dynamic compensation weighing system (weighing&nbsp; range: 100 Ãµg to 210 g) with automatic calibration.</li><li>Software controlled height positioning (travel: 74 mm; resolution: 1 Ãµm) of the sample receptacles with variable speed (2 Ãµm/s to 60 mm/min)</li><li>Automatic electronic coupling lock for the balance.</li><li>Integrated measurement and control electronics with connections for two Pt 100 temperature sensors (-60 to +450 Ã°C; Ã± 0.01 K resolution; precision 1/3 DIN IEC 751, Class B).</li><li>Display for weighing data, temperature and other information.</li><li>Illuminated sample chamber with inert gas or vapor inlet.</li><li>USB interface with connection cable to PC/notebook.</li></ul>
<br /><b>All DCAT accessories can be used with the DCAT 11EC except the electrical temperature control unit TEC 250/DCAT.</b>";s:15:"l18n_diffsource";s:2005:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:9:"DCAT 11EC";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:1450:"Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte GerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11EC besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 100 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; AuflÃ¶sung: 1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (2 Ãµm/s â?¦ 60 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11EC kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11EC_V1_7DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11EC</link>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}}