a:2:{s:9:"oldRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:3227:"<h1>OCA 15Pro</h1>
Das videogestÃ¼tzte KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 15Pro ist der Einstieg in die professionelle Bestimmung der freien OberflÃ¤chenenergie von FestkÃ¶rpern sowie in die Kontaktwinkelmesstechnik und Tropfenkonturanalyse. Es wurde fÃ¼r die einfache und auch automatische Dosierung von zwei TestflÃ¼ssigkeiten entwickelt. Die Erweiterung des Systems um eine Ã¼ber Software steuerbare Komponente aus dem breiten Angebot des OCA-Baukastensystems erweitert das AnwendungsÃ­spektrum des MessgerÃ¤tes.<br />FÃ¼r die Analyse von grÃ¶Ã?eren Proben, wie z. B. Keramikfliesen, ist das OCA 15LPro und OCA 15XLPro mit lÃ¤ngeren X- und Y-Achsen, sowie das OCA 15LHTPro mit einer langen X-Achse und einem speziellen Tisch fÃ¼r hÃ¶here und schwerere Proben (vor allem fÃ¼r HochtemperaturÃ¶fen) verfÃ¼gbar. Das OCA 15Pro kann einfach zu einem OCA 20 aufgerÃ¼stet werden.

<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Probentisch in allen drei Achsen Ã¼ber eine PrÃ¤zisionsmechanik justierbar fÃ¼r eine sehr genaue Probenpositionierung</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
OCA 15Pro: 220 x&nbsp;&amp;#x221E;&nbsp; x 70 mm
OCA 15LPro: 330 x x 70 mm<br />OCA 15XLPro: 410 x x 70 mm<br />OCA 15LHTPro: 330 x x 70 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800

<h3>Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten:</h3>
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option fÃ¼r USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s) und Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale BildÃ­aufnahmerate 1000 Bilder/s)</li><li>Einfach- und Doppel-Direktdosiersystem SD-DM / DD-DM fÃ¼r die Verwendung von Einweg- und Mehrweg-KanÃ¼len und Dosierspritzen</li><li>bis zu zwei elektronische Dosiermodule ES mit softwaregesteuert einstellbarem Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;Ãµl/sâ?¦ 26,4&nbsp;Ãµl/s)</li><li>ein softwaregesteuertes Zweifachdosiersystem E-MD/2 fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu zwei DosiernadelÃ­n oder ein softwaregesteuertes Probenpositioniersystem (TBU 90E oder ETT/VAC)</li><li>ektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°)</li><li>Temperatur- und Umweltkontrollsysteme ( 30â?¦1800 Ã°C und 1 mPaâ?¦ 5Ã·106&nbsp;Pa)</li><li>groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150 oder die Ansaugplatte SP 100 fÃ¼r die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer AnsaugflÃ¤che</li><li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 fÃ¼r die Analyse von liegenden und hÃ¤ngenden Tropfen unter einem frei definierbaren elektrischen Feld</li><li>Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 15Pro sind:<ul><li>SCA 20 â?? Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 â?? OberflÃ¤chenenergie</li><li>SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung</li><li>SCA 23 â?? Lamellenkontur</li></ul></li></ul>
<link file:73 - - "Initiates file download">Datenblatt OCA 15pro</link>";}s:9:"newRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:3211:"<h1>OCA 15Pro</h1>
Das videogestÃ¼tzte KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 15Pro ist der Einstieg in die professionelle Bestimmung der freien OberflÃ¤chenenergie von FestkÃ¶rpern sowie in die Kontaktwinkelmesstechnik und Tropfenkonturanalyse. Es wurde fÃ¼r die einfache und auch automatische Dosierung von zwei TestflÃ¼ssigkeiten entwickelt. Die Erweiterung des Systems um eine Ã¼ber Software steuerbare Komponente aus dem breiten Angebot des OCA-Baukastensystems erweitert das AnwendungsÃ­spektrum des MessgerÃ¤tes.<br />FÃ¼r die Analyse von grÃ¶Ã?eren Proben, wie z. B. Keramikfliesen, ist das OCA 15LPro und OCA 15XLPro mit lÃ¤ngeren X- und Y-Achsen, sowie das OCA 15LHTPro mit einer langen X-Achse und einem speziellen Tisch fÃ¼r hÃ¶here und schwerere Proben (vor allem fÃ¼r HochtemperaturÃ¶fen) verfÃ¼gbar. Das OCA 15Pro kann einfach zu einem OCA 20 aufgerÃ¼stet werden.

<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Probentisch in allen drei Achsen Ã¼ber eine PrÃ¤zisionsmechanik justierbar fÃ¼r eine sehr genaue Probenpositionierung</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
OCA 15Pro: 220 x Ã¿&nbsp;x 70 mm
OCA 15LPro: 330 x x 70 mm<br />OCA 15XLPro: 410 x x 70 mm<br />OCA 15LHTPro: 330 x x 70 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800

<h3>Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten:</h3>
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option fÃ¼r USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s) und Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale BildÃ­aufnahmerate 1000 Bilder/s)</li><li>Einfach- und Doppel-Direktdosiersystem SD-DM / DD-DM fÃ¼r die Verwendung von Einweg- und Mehrweg-KanÃ¼len und Dosierspritzen</li><li>bis zu zwei elektronische Dosiermodule ES mit softwaregesteuert einstellbarem Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;Ãµl/sâ?¦ 26,4&nbsp;Ãµl/s)</li><li>ein softwaregesteuertes Zweifachdosiersystem E-MD/2 fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu zwei DosiernadelÃ­n oder ein softwaregesteuertes Probenpositioniersystem (TBU 90E oder ETT/VAC)</li><li>ektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°)</li><li>Temperatur- und Umweltkontrollsysteme ( 30â?¦1800 Ã°C und 1 mPaâ?¦ 5Ã·106&nbsp;Pa)</li><li>groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150 oder die Ansaugplatte SP 100 fÃ¼r die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer AnsaugflÃ¤che</li><li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 fÃ¼r die Analyse von liegenden und hÃ¤ngenden Tropfen unter einem frei definierbaren elektrischen Feld</li><li>Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 15Pro sind:<ul><li>SCA 20 â?? Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 â?? OberflÃ¤chenenergie</li><li>SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung</li><li>SCA 23 â?? Lamellenkontur</li></ul></li></ul>
<link file:73 - - "Initiates file download">Datenblatt OCA 15pro</link>";}}