DataPhysics bietet zur PrÃ¼fmittelÃ¼berwachung im Rahmen des QualitÃ¤tssicherungsÃ­wesens verschiedene optische Tropfenkonturstandards OCAS an. Auf GlastrÃ¤gern sind Standard-Konturen von Tropfen sowie FlÃ¼ssigkeitslamellen abgebildet. OCAS sind bei hÃ¶chster PrÃ¤zision nach ISO 9001 in einem konÃ­trolÃ­lierten photolithographischen Prozess gefertigt und geben jedem Anwender die Sicherheit, dass Messwerte prÃ¤zise ermittelt werden.
<ul><li><strong>OCAS Basissatz</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards zur PrÃ¼fung mit der HÃ¶hen-/Breiten-Methode, der Young-LaPlace-Methode und mit der Pendant-Drop-Methode</li><li><strong>OCAS/HW</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/HW-LOW</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 10Ã° Ã± 0,09Ã°, 5Ã° Ã± 0,09Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL-HIGH</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (160Ã° Ã± 0,04Ã°, 165Ã° Ã± 0,04Ã°, 170Ã° Ã± 0,04Ã°, 175Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/PD</strong>: vier optische Pendant Drop-Standards (20, 35, 50 und 72,8 mN/m; Ã± 0,02mN/m)</li><li><strong>OCAS/LA</strong>: zwei optische Lamellen-Standards (20 und 35 mN/m; Ã± 0,02mN/m) und ein Vertical Rod-Standard (CA = 30Ã° Ã± 0,09Ã° und SFT 50 Ã± 0,02 mN/m)</li></ul>
<h2>KeyPad fÃ¼r OCA 40 Micro / 35 / 30 KP 40</h2>
ErmÃ¶glicht die einfache und schnelle Positionierung des Probentisches, der Kippvorrichtung, des Drehtisches und der Optik. Die manuell eingestellten Positionen werden direkt in die SCA Software Ã¼bertragen und erleichtern so z.B. das &quot;Teach-in&quot; fÃ¼r eine automatische Messung.
<h2>Top View-Videosystem TV-VS</h2>
Um die Positionierung des dosierten Tropfens auf der OberflÃ¤che zu beobachten, kÃ¶nnen alle OCA-Systeme mit dem Top View-Videosystem TV-VS ausgestattet werden. Eine USB-Kamera zusammen mit einem Zoomobjektiv und anpassbarem Beobachtungswinkel ermÃ¶glicht eine detaillierte Ansicht der Probe.
<h2>Oscillating Drop Generator ODG 20</h2>
FÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenÃ­elastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen hat DataPhysics den Oscillating Drop Generator ODG 20 entwickelt. Diese Erweiterung der OCA-Systeme erzeugt â?? basierend auf einem piezoelektrischen Wandler â?? oszillierende Tropfen Ã¼ber einen groÃ?en Frequenz- und Amplitudenbereich. Periodische VerÃ¤nderungen des Tropfenvolumens oder alternativ der Tropfenform bei konstantem Volumen kÃ¶nnen erzeugt werden. Die Erzeugung von Frequenzen von bis zu 50 Hz (abhÃ¤ngig von der Dichte und ViskositÃ¤t der FlÃ¼ssigkeit) in einem groÃ?en Amplitudenbereich ermÃ¶glichen neue AnsÃ¤tze in der Forschung, z. B. dem Verhalten von BiomolekÃ¼len an GrenzflÃ¤chen.<br />Eine innovative Ausbaustufe ist der mit einem hochauflÃ¶sendem Drucksensor ausgestattete Oscillating Drop Generator ODG 20P. Hochfrequent schwingende Tropfen kÃ¶nnen neben der herkÃ¶mmlichen Tropfenkonturanalyse jetzt auch mittels Druckmessung charakterisiert werden.
<h2>Elektrobenetzungszelle EWP 100</h2>
Das verÃ¤nderliche Benetzungs- und Adsorptionsverhalten unter einem elektrischen Feld ist fÃ¼r viele Anwendungen bedeutend. Die EWP 100 ermÃ¶glicht die Analyse von sitzenden und hÃ¤ngenden Tropfen in einem definierbaren elektrischen Feld.
<h2>FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD</h2>
Die Relaxationseigenschaften von Tropfen beim HinzufÃ¼gen einer zweiten FlÃ¼ssigÃ­keitsÃ­komponente kÃ¶nnen mit dem FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD analysiert werden. Dazu wird in einen bereits ausgebildeten Tropfen eine grenzflÃ¤chenaktive oder -reaktive Phase in sehr kurzer Zeit Ã¼ber eine zweite DosierkanÃ¼le hinzudosiert. Der primÃ¤re Tropfen muss so ein neues Gleichgewicht an seiner GrenzflÃ¤che finden. Zudem kÃ¶nnen bei einsetzenden Reaktionen diese im Verlauf bis zu ihrem Abschluss Ã¼ber die Messung der OberflÃ¤chen- oder GrenzflÃ¤chenspannung untersucht werden.<br />Die Entwicklung von kÃ¼nstlicher Augen- und LungenflÃ¼ssigkeit fÃ¼r medizinische Zwecke hat bereits von dieser Idee profitiert; weitere innovative Anwendungen im Bereich der Protein- und Tensidentwicklung sind zu erwarten.