a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:10:"VZSIM/DCAT";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2313:"<h2>Dynamisches Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer für Metall- und Salzschmelzen (Verzinkungssimulator)</h2>
Das System findet seinen Einsatz bei der Untersuchung der Güte von Verzinkungs- oder Aluminierungsprozessen auf Stahloberflächen oder bei der Einwirkung von Salzschmelzen auf unterschiedlichen Metallen. Auch die Benetzungseigenschaften und die grenzflächenchemischen Reaktionen von Hochtemperaturloten können mit dem VZSIM/DCAT im Detail analysiert werden.
<h2>Das VZSIM/DCAT dient zur softwaregesteuerten Bestimmung:</h2>
<ul><li>des temperatur- und zeitabhängigen Kontaktwinkels von geschmolzenen Metallen und Salzen unter Vakuum oder Inert-/Formiergas #mit optionalem Vorheizen der Probe (beim Verzinken/Aluminieren)</li><li>des dynamischen Kontaktwinkels an prismatischen und zylindrischen Probekörpern nach der Wilhelmy-Methode</li><li>der statischen, zeit- und temperaturabhängigen Oberflächenspannung von Metall- und Salzschmelzen bis zu 600 °C</li><li>zur Durchführung von automatischen Wiederholbarkeitsmessungen</li></ul>
<h2>Das VZSIM/DCAT besteht aus einem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h2>
<ul><li>stabiler Metallrahmen mit Höhenausgleich der Aufstellung</li><li>hochpräzises, elektrodynamisches Kompensationswägesystem mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte, motorische Höhenverstellung der Probe und des Schmelztiegels mit variabler Geschwindigkeit</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik für schnelle und verzögerungsfreie Heizung der Probe und der Schmelze</li><li>Onlineanzeige in der Software für Wägewerte, Temperatur und andere Betriebszustände</li><li>serielle RS 232C-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li><li>infrarotbasiertes, softwarekontrolliertes Vorheizsystem für metallische oder keramische Proben in einem Quarzglasmantel mit oberem und unterem Kühlflansch (wasserdurchströmt)</li><li>Vakuumsystem mit mehreren Verschlussventilen für die vollständige oder teilweise Evakuierung der Probenräume</li><li>mehrere Ni/Cr/Ni-Thermoelemente für Probe und Schmelze mit integrierter Auswerteelektronik</li><li>spezielle Probenkupplung mit niedriger Wärmeleitung für metallische oder keramische Probenkörper</li><li>eingebauter Schlackeentferner für den Schmelztiegel</li></ul>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}