a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:6:"header";s:33:"Einfach-Direktdosiersysteme SD-Dx";s:8:"bodytext";s:4504:"Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM und SD-DE. Mit beiden Direktdosiersystemen kÃ¶nnen Ã¼ber die Dosiernadel aus Einwegspritzen - ohne die Verwendung von SchlÃ¤uchen - FlÃ¼ssigkeitstropfen fÃ¼r Pendant Drop oder Sessile Drop-Messungen auf einem Substrat dosiert werden. Das SD-DE wird direkt auf die elektronische MehrÃ­fachÃ­dosierÃ­einrichtung E-MD montiert, wÃ¤hrend das SD-DM als Stand-Alone-System auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus dem Halter mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und einem Verbindungskabel.
<h2>Doppel-Direktdosiersystem DD-DM</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r das Doppel-Direktdosiersystem DD-DM. HiefÃ¼r verwendet man in der Regel Einwegspritzen (DS-D1000SF) in Kombination mit EinwegdosierkanÃ¼len (SNS-D xx). Neben diesen klassischen Anwendungsbeispielen fÃ¼r Direktdosiersysteme kÃ¶nnen auch zwei verschiedene FlÃ¼ssigkeiten fÃ¼r die Bestimmung der freien OberflÃ¤chenenergie auf einem Substrat dosiert werden. Das DD-DM kann direkt auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus zwei Haltern fÃ¼r die Montage der Spritzenmodule mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und zwei Verbindungskabel. Die Auswahl des jeweiligen Spritzenmoduls ES erfolgt Ã¼ber eine manuelle Schnellverstellung.
<h2>Elektronisches Spritzenmodul ES</h2>
Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 Ãµl/sâ?¦26,4 Ãµl/s) Ã¼ber Software prÃ¤zise einstellbar. Auch als Variante fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE verfÃ¼gbar. Erweiterbar mit der Spritzen-Thermostatisiereinrichtung SHD.
<h2>Nanoliter-Dosiersystem</h2>
Hiermit kÃ¶nnen mikroskopisch kleine FlÃ¤chen, wie z. B. Mikroklebefugen, spezifisch benetzt und Ã¼ber die SCA-Software analysiert werden. Das Nanoliter-Dosiersystem (min. Dosiervolumen 1 nl) besteht aus einer Druckkontrolleinheit PCU Nanodrop, die mit bis zu vier Dosierventilen NDV xx ausgestattet werden kann. Die Montage der Dosierventile erfolgt Ã¼ber den Halter DUN/SD-DM fÃ¼r das Direktdosiersystem oder DUN/E-MD fÃ¼r das elektronische Mehrfachdosiersystem E-MD/x plus.
<h2>Picoliter-Dosiersystem</h2>
Das hochinnovative Picoliter-Dosiersystem, bestehend aus Steuerelektronik mit Dosierkopfhalter DUP/xx und Dosierkopf mit Probenflasche PDH xx, ermÃ¶glicht OberflÃ¤chenanalysen sogar im submikroskopischen Bereich. Das minimale Dosiervolumen betrÃ¤gt hier 15 pl.
<h2>NachfÃ¼ll- und Reinigungssystem mit FlÃ¼ssigkeitsabsaugung</h2>
Zum automatischen, softwaregesteuerten FÃ¼llen und SpÃ¼len der Dosierspritzen sowie zum Absaugen der dosierten TestflÃ¼ssigkeit. FÃ¼r den Einsatz mit folgenden Systemkomponenten:
<ul><li>elektronische Mehrfach-Dosiereinrichtung E-MD/4</li><li>bis zu drei elektronische Spritzenmodule ES</li><li>Absaugeinrichtung LPC OCA</li><li>Vakuumpumpe MVP</li></ul>
<h2>Dosierspritzen DS xx</h2>
Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Dosierspritzen:
<ul><li>DS 100/GT Gasdichte 100 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 500/GT Gasdichte 500 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 1000/GT Gasdichte 1000 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS-D 1000 1000 Ãµl Einweg-Spritze</li><li>DS-D 1000 SF 1000 Ãµl Einweg-Spritze Silikonfrei</li></ul>
<h2>Dosiernadeln SN xx</h2>
Unser Lager umfasst mehr als 40 verschiedene Dosiernadeln aus Edelstahl, hydrophob beschichtetem Edelstahl und PTFE eingeteilt in Gruppen entsprechend der Standardanwendung der KanÃ¼le:
<ul><li>SNS xx Dosiernadel fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP xx Dosiernadel fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li><li>SNC xx AufwÃ¤rts gebogene Dosiernadel fÃ¼r Captive Bubble Messungen</li><li>SNS-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li></ul>
<h2>DosierschlÃ¤uche DT xx</h2>
Bei Verwendung der Standard-Dosiersysteme (SD, MD/4, E-MD/x) wird die DosierÃ­nadel mit einem Luer Lock- Schraubadapter LL A (aus Edelstahl) und einem DosierÃ­schlauch DT xx (aus PTFE) mit der Dosierspritze DS xx verbunden. Der Luer Lock- Schraubadapter LL A dient gleichzeitig zur Aufnahme der KanÃ¼le im KanÃ¼lenmagazin des Dosiersystems.
<h2>Hydrophobier-Kit fÃ¼r DosierkanÃ¼len SNS/SNP HY-Kit</h2>
Zum Aufbringen von Spezialschichten zur UnterdrÃ¼ckung der Benetzung der AuÃ?enseite der DosierkanÃ¼le.";}s:9:"newRecord";a:2:{s:6:"header";s:15:"Software Module";s:8:"bodytext";s:864:"Die intuitiv bedienbare SCA-Software unterstÃ¼tzt Sie in der Benutzung aller KontaktwinkelmessgerÃ¤te der OCA-Serie â?? vom preisgÃ¼nstigen OCA 15EC bis hin zum vollautomatischen Konturanalysesystem fÃ¼r Mikrostrukturen OCA 40 Micro, fÃ¼r Standard-Videosysteme (50 Bilder/s) bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungssystemen (max. 2200 Bilder/s) â?? durch die einfache Definition von MessablÃ¤ufen und beim Erfassen und Auswerten von Daten. Auf exakte und verlÃ¤ssliche Methoden der Tropfenkonturauswertung mit statistischer Fehleranalyse hat sich DataPhysics spezialisiert. Die SCA-Software wurde als modulares Programm fÃ¼r die Microsoft WindowsÃ® Betriebssysteme entwickelt. Unter Windows 7Ã® und Windows VistaÃ® kann sie sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden; unter Windows XPÃ® /SP3 nur im 32-bit Modus. Die verfÃ¼gbaren Module sind:";}}