Probenhalter und MesskÃ¶rper
An die Tensiometer von DataPhysics kann eine Vielzahl unterschiedlicher Probengeometrien adaptiert werden. Ob fÃ¼r Folien, Platten, Fasern, Pulver oder fÃ¼r magnetische und gewebeartige Materialien - hier findet sich fÃ¼r die vielfÃ¤ltigen BedÃ¼rfnisse unserer Anwender immer etwas Passendes. Und falls nicht, fragen Sie uns (entweder direkt oder fÃ¼llen Sie das&nbsp; Kontaktformular&nbsp;aus) nach Sondervarianten der GerÃ¤te und des ZubehÃ¶rs. Meist kÃ¶nnen wir nach Kundenwunsch eine Anpassung durchfÃ¼hren.
RG 11
Du NoÃ¼y-Ring aus Platin-Iridium nach DIN 53914
 RinghÃ¶he: 25 mm Ringdurchmesser: 18,7 mm Drahtdicke: 0,37 mm
RG 10
Du NoÃ¼y-Ring aus Platin-Iridium fÃ¼r 0,2 ml Probenvolumen
 RinghÃ¶he: 6 mm Ringdurchmesser: 10 mm Drahtdicke: 0,3 mm
PT 9
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
 LÃ¤nge: 10 mm Breite: 9,95 mm Dicke: 0,2 mm
PT 11
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
 LÃ¤nge: 10 mm Breite: 19,9 mm Dicke: 0,2 mm
PT 10
Zylindrische Platte aus Platin-Iridium fÃ¼r 0,2 ml Probenvolumen
 Innendurchmesser: 6,2 mm AuÃ?endurcmesser: 6,6 mm ZylinderhÃ¶he: 10 mm
DIS 11
Dichtebestimmungsset bestehend aus:
 Spezialhalter aus Platin-Iridium (80/20) TauchkÃ¶rper aus Silizium
PP 11
PrÃ¼fkÃ¶rper fÃ¼r Penetrationsversuche zur Messung von FlieÃ?grenzen in Gelen, Pasten usw.
SC 11
Sedimentationskegel fÃ¼r die Analyse von PartikelgrÃ¶Ã?en und Sedimentationsraten
PUR 11
ZubehÃ¶rsatz fÃ¼r die Messung der Adsorptions- und Benetzungseigenschaften von pulverfÃ¶rmigen Proben Bestehend aus:
 Spezialadapter fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã? aus Glas 1 ProbengefÃ¤Ã? aus Glas fÃ¼r Pulvermessungen
GT 11
Satz mit fÃ¼nf ProbengefÃ¤Ã?en aus Glas
FH 11
Spezial-Probenhalter zur Untersuchung des Benetzungsverhaltens von benetzbaren Materialien wie FaserbÃ¼ndel, Textilproben und Non-Woven
GT 11
Satz mit fÃ¼nf ProbengefÃ¤Ã?en aus Glas
FP 12
Filterpapier fÃ¼r FH 11
FO 11
Spezial-Probenhalter fÃ¼r Folien
PSH 11
Spezial-Probenhalter fÃ¼r FestkÃ¶rper in Plattenform
FH 12
Probenhalter fÃ¼r Einzelfasern zur Aufnahme von Einzelfasern mit einem Durchmesser von minimal 10 Ãµm
FH 13
Probenhalter fÃ¼r Einzelfasern zur Aufnahme von mehreren Einzelfasern bis zu 3 Ãµm Durchmesser.
Glue FH 12/13
FlÃ¼ssiger Klebstoff fÃ¼r die Erneuerung der KlebeflÃ¤che des FH 12 sowie FH 13
 1 Flasche a 20ml 
