Der<b>&nbsp;Feuchtegenerator&nbsp;</b>HGC&nbsp;20 wurde fÃ¼r die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft fÃ¼r einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.<br />Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.).<br />Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten TrockenmittelbehÃ¤lter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten WasserbehÃ¤lter. Die nun feuchte Luft wird Ã¼ber den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.<br /><b>Haupteigenschaften</b>
<ul><li>UnabhÃ¤ngige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer WasserbehÃ¤lter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung Ã¼ber eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Automatische Trocknung des Trockenmittels durch eingebaute Heizung in zwei abwechselnd verwendeten TrockenmittelbehÃ¤ltern (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 1,0 kg)</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC</link>