
OCA 25
Das videogestÃ¼tzte optische KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 25 ist das vielseitigste Messinstrument fÃ¼r die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 25 ist auch in folgenden Varianten verfÃ¼gbar: OCA 25L und OCA 25LHT.
Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:
 Probentisch in drei Achsen Ã¼ber eine PrÃ¤zisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s) hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t max. Probenabmessungen (L x B x H):
OCA 25: 220 x Ã¤&nbsp;x 70 mm, 8â??-Wafer on WTP 8/VAC OCA 25L: 330 x Ã¤&nbsp;x 70 mm, 12â??-Wafer on WTP 12/VAC OCA 25LHT: 580 x Ã¤&nbsp;x 160 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800

Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten: Das OCA 25 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten erweiterbar. Einige der wichtigsten ZubehÃ¶rteile sind nachfolgend aufgelistet:
 Hochgeschwindigkeits-Option fÃ¼r USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpHSV1220 (maximale BildÃ­aufnahmerate 1220 Bilder/s) oder UpHSV3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s) softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MDr fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu sechs DosiernadelÃ­n Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/sâ?¦174&nbsp;Ãµl/s) prÃ¤zise einstellbar elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°) Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦1800 Ã°C, Vakuum- und Druckmesszellen) groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter fÃ¼r Einzelfasern FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 fÃ¼r die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit verÃ¤nderbarer AnsaugflÃ¤che Oscillating Drop Generator ODG 20 fÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenelastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen an Phasengrenzen Elektrobenetzungszelle EWP 100 fÃ¼r die Analyse von liegenden und hÃ¤ngenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 25 sind: SCA 20 â?? Kontaktwinkel SCA 21 â?? OberflÃ¤chenenergie SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung SCA 23 â?? Lamellenkontur SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation

 Datenblatt OCA 25
