
OCA 50Micro
Das voll automatische KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 50 Micro bietet fÃ¼r die reproÃ­duzierbare Messung des Benetzungsverhaltens von sowohl mikroskopischen als auch makroskopischen Strukturen ein HÃ¶chstmaÃ? an Komfort. Modernste Optik, prÃ¤zise Mechanik, schnelle elektronische Steuerungen sowie hochauflÃ¶sende Videomesstechnik garantieren bei Anwendungen in mikroskopisch kleinen Dimensionen den entscheidenden Vorteil in jeder Messsituation.
Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:
 Messobjektiv mit 55-fach (optional 137,5-fach) Zoom und softwaregesteuerter Fokussierung (Autofokus) und Einstellung des Beobachtungswinkels Videomesssystem mit USB-Kamera (maximale BildÃ­aufÃ­nahmeÃ­rate 1220 Bilder/s) Probentisch in drei Achsen (X-, Y- und Z-Achse) softwaregesteuert motorisiert einstellbar fÃ¼r eine exakte, vollautomatische Probenpositionierung und TropfenÃ­abholung Hochleistungsbeleuchtung mit Vorrichtung zur WÃ¤rmeeliminierung; LichtintensitÃ¤t Ã¼ber Software steuerbar
Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten:  Das OCA 50 Micro ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser  HochÃ­temÃ­peraturÃ¶fen) erweiterbar. Einige der wichtigsten ZubehÃ¶rteile  sind nachfolgend aufgelistet:   
      Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpHSV3000 (maximale BildÃ­aufnahmerate 3000 Bilder/s)       softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu sechs DosiernadelÃ­n      Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE, TD-DE und QD-DE      bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiervolumen  (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/sâ?¦174 Ãµl/s) prÃ¤zise  einstellbar      Mikro-Dosiersysteme fÃ¼r die punktgenaue Dosierung der TestflÃ¼ssigkeiten im Nanoliter- bzw. Picoliter- Bereich      elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°)      elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC (Probentische bis&nbsp;200 mm Durchmesser)      Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦700 Ã°C)      groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie  Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter fÃ¼r Einzelfasern  FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 fÃ¼r die ebene Fixierung von  flexiblen Proben mit einstellbarer AnsaugflÃ¤che      Oscillating Drop Generatoren ODG 20 und ODG 20P fÃ¼r die Messung  der OberflÃ¤chenelastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen an  Phasengrenzen      Elektrobenetzungszelle EWP 100 fÃ¼r die Analyse von sitzenden und hÃ¤ngenden Tropfen in einem elektrischen Feld      Draufsicht-Videosystem TV-VS zur qualitativen Dokumentation der  Tropfenposition (USB-Kamera max. Bildaufnahmerate 52 Bilder/s, 6-fach  Zoom-Objektiv und einstellbarer Beobachtungswinkel)      Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 50 Micro sind: SCA 20 â?? Kontaktwinkel SCA 21 Ã­â?? OberflÃ¤chenenergie SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung SCA 23 â?? Lamellenkontur SCA 24 â?? Drop on Fiber SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation     
 Datenblatt OCA 50Micro
