a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:33:"Temperierbare Messzellen (copy 1)";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics â??Baukasten-Prinzipâ??. Es kann wahlweise mit einer flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerÃ¼stet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als WÃ¤rmetrÃ¤ger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthÃ¤lt ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkÃ¼hlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
FlÃ¼ssigkeits-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum AnschluÃ? an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostaten FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130Ã° C</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: abhÃ¤ngig vom FlÃ¼ssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber den PID-TemperaturÃ­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benÃ¶tigt eine FlÃ¼ssigkeitsgegenkÃ¼hlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180Ã° C; Ã±0,1 K</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: Ã± 1 K/s</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:15:"Software Module";s:8:"bodytext";s:3032:"<h2>Software fÃ¼r effizientes Arbeiten</h2>
Bei der Vorgabe einfacher oder komplexer VersuchsablÃ¤ufe sowie bei der Messwertaufnahme, der Auswertung und Analyse wird der Anwender bei den SVT-Systemen durch eine intuitiv bedienbare, mit vielen grafischen Elementen ausgestattete PC-SoftÃ­ware unterstÃ¼tzt. Speziell das Softwarepaket SVTS 20 zum Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20 profitiert vom Fundus der exakten und verlÃ¤sslichen Methoden der Tropfenkonturauswertung, z.B. nach Young-Laplace mit statistischer Fehleranalyse, die bereits fÃ¼r die optischen KontaktwinkelmessgerÃ¤te von DataPhysics entwickelt wurden.<br />Die SVTS-Software wurde als modulares, &quot;multi-threaded&quot; Programm fÃ¼r moderne Mehrkern-Prozessoren entwickelt. Sie kann unter MS-WINDOWSÃ® Windows 7Ã® sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden, unter Windows XPÃ® (mit SP3) nur im 32-bit Modus.
Die verfÃ¼gbaren Module sind:
<h2>SVTS 20</h2>
<b>Basissoftware fÃ¼r den Betrieb des SVT 20 sowie die Messung der GrenzflÃ¤chenspannung</b>
<ul><li>PrÃ¤sentation von Messwerten sowie Speicherung von Videosequenzen fÃ¼r die Erfassung schnell ablaufender Prozesse</li><li>Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit, der Neigung der Messzelle und der Kameraposition</li><li>Berechnung der GrenzflÃ¤chenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen nach verschiedenen Methoden (u. a. Young-Laplace-Methode)</li><li>automatisierte Kalibrierung der absoluten TropfengrÃ¶Ã?e</li><li>automatische â??hold dropâ?Â-Funktion</li><li>Temperaturdokumentation</li><li>automatisierter Ausgleich der Dichte und des Brechungsindex sowie temperaturbedingter VerÃ¤nderungen</li><li>statistische Bewertung und Fehleranalyse</li><li>FlÃ¼ssigkeits-Datenbank</li></ul>
<h2>SVTS 21</h2>
<b>Erweiterungsmodul Oszillation/Relaxation</b>
<ul><li>Berechnung der Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen, vordefinierte Geschwindigkeitsschritte und sinusfÃ¶rmige GeschwindigkeitsverÃ¤nderung fÃ¼r Relaxationsanalysen</li><li>Aufnahme und Bewertung von Videosequenzen fÃ¼r die Analyse von schneller Relaxations-Oszillation und Ausdehnung von Tropfen</li><li>Ermittlung der Dilatations- GrenzflÃ¤chenelastizitÃ¤t von viskoelastischen und viskoplastischen Materialien</li></ul>
<h2>SVTS 22</h2>
<b>Erweiterungsmodul Auswertung von membranumhÃ¼llten und verkapselten Tropfen</b>
<ul><li>Bestimmung der Deformations- und elastischen KenngrÃ¶Ã?en von membranumhÃ¼llten oder verkapselten FlÃ¼ssigkeitstropfen, deren Form von einer Young-Laplace-Kontur abweicht</li><li>Berechnung der effektiven Deformation gegenÃ¼ber einer sphÃ¤rischen oder ellipsoidalen Ruhe- bzw. Referenzkontur</li><li>Berechnung der Zentrifugalspannungen als MaÃ? fÃ¼r die Membran- bzw. Kapselbelastung</li><li>Berechnung von MembranelastizitÃ¤tskennwerten aus der effektiven Deformation und der Zentrifugalspannung</li><li>Volumenberechnung durch numerische Integration Ã¼ber eine beliebige, auch stark deformierte, aber achsensymmetrische Tropfenkontur</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}