DCAT 21
Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21 ist das StandardgerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
Das DCAT 21 besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:
 hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 10 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 105 mm; AuflÃ¶sung: 0,1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (0,74 Ãµm/s â?¦ 500 mm/min) automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B) Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC
Das DCAT 21 kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT.
 Datenblatt DCAT 21
