a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:8:"PCA 100R";s:8:"bodytext";s:2193:"<h2>RobotergefÃ¼hrtes KontaktwinkelmessgerÃ¤t fÃ¼r die Prozesskontrolle</h2>
In Verbindung mit den Einzel- und Mehrachsen-Robotern der RCC- Serie ist das PCA 100R-KontaktwinkelmessgerÃ¤t ein spezialisiertes System fÃ¼r die Messung von Benetzungseigenschaften auf sehr groÃ?en TrÃ¤germaterialien wÃ¤hrend des Produktionsprozess vor Ort. Das vollautomatisch gesteuerte GerÃ¤t ermÃ¶glicht eine Reduzierung des subjektiven Faktors und der fÃ¼r die Kontaktwinkelmessungen benÃ¶tigten Zeit.
<h2>Einige wichtige Anwendungen fÃ¼r das PCA 100R-KontaktÃ­winkelÃ­messgerÃ¤t sind:</h2>
<ul><li>Ermittlung der OberflÃ¤chenreinheit von Wafern und GlastrÃ¤gern fÃ¼r Flachbildschirme vor dem nÃ¤chsten Produktionsschritt</li><li>PrÃ¼fung der OberflÃ¤chenenergie von vorbehandelten Polymerschichten im Produktionsprozess</li><li>Entwicklung von Hochleistungsverbundstoffen</li><li>OberflÃ¤chenveredelung und Reinigung von Textilien</li><li>Das PCA 100R und die Roboter der RCC-Serie sind fÃ¼r eine Nutzung in ReinrÃ¤umen nach der &quot;US FED STD 209E Reinraumklasse 10&quot; ausgelegt.</li></ul>
<h2>Das PCA 100R besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h2>
<ul><li>Messkopf mit integrierter Optik, Beleuchtung und Mehrfachdosiersystem</li><li>lichtstarkes, telezentrisches Messobjektiv mit integrierter Blende</li><li>Videomesssystem mit hochauflÃ¶sender CCD-Kamera</li><li>Hochleistungs-Digitalisierkarte (Framegrabber) fÃ¼r den Einbau in ein PC-System</li><li>Beleuchtungselektronik mit steuerbarer LichtintensitÃ¤t fÃ¼r eine homogene Hintergrundbeleuchtung</li><li>Mess- und Steuerungselektronik fÃ¼r die Auswahl und Positionierung der Dosiernadeln</li><li>Netzteil mit automatischer Spannungsanpassung</li></ul>
Die konsequente WeiterfÃ¼hrung des Baukastenprinzips ermÃ¶glicht es uns, das fÃ¼r Ihren Anwendungsfall am besten geeignete robotergestÃ¼tzte KontaktwinkelmessgerÃ¤t innerhalb kÃ¼rzester Zeit anzupassen oder weiterzuentwickeln.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, so geben Sie uns die Chance, ein fÃ¼r Ihre BedÃ¼rfnisse ideales und preiswertes Robotersystem zu finden oder zu entwickeln. Bitte sprechen Sie uns direkt an oder fÃ¼llen Sie das Kontaktformular aus.";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:10:"VZSIM/DCAT";s:8:"bodytext";s:2313:"<h2>Dynamisches KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer fÃ¼r Metall- und Salzschmelzen (Verzinkungssimulator)</h2>
Das System findet seinen Einsatz bei der Untersuchung der GÃ¼te von Verzinkungs- oder Aluminierungsprozessen auf StahloberflÃ¤chen oder bei der Einwirkung von Salzschmelzen auf unterschiedlichen Metallen. Auch die Benetzungseigenschaften und die grenzflÃ¤chenchemischen Reaktionen von Hochtemperaturloten kÃ¶nnen mit dem VZSIM/DCAT im Detail analysiert werden.
<h2>Das VZSIM/DCAT dient zur softwaregesteuerten Bestimmung:</h2>
<ul><li>des temperatur- und zeitabhÃ¤ngigen Kontaktwinkels von geschmolzenen Metallen und Salzen unter Vakuum oder Inert-/Formiergas #mit optionalem Vorheizen der Probe (beim Verzinken/Aluminieren)</li><li>des dynamischen Kontaktwinkels an prismatischen und zylindrischen ProbekÃ¶rpern nach der Wilhelmy-Methode</li><li>der statischen, zeit- und temperaturabhÃ¤ngigen OberflÃ¤chenspannung von Metall- und Salzschmelzen bis zu 600 Ã°C</li><li>zur DurchfÃ¼hrung von automatischen Wiederholbarkeitsmessungen</li></ul>
<h2>Das VZSIM/DCAT besteht aus einem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h2>
<ul><li>stabiler Metallrahmen mit HÃ¶henausgleich der Aufstellung</li><li>hochprÃ¤zises, elektrodynamisches KompensationswÃ¤gesystem mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte, motorische HÃ¶henverstellung der Probe und des Schmelztiegels mit variabler Geschwindigkeit</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik fÃ¼r schnelle und verzÃ¶gerungsfreie Heizung der Probe und der Schmelze</li><li>Onlineanzeige in der Software fÃ¼r WÃ¤gewerte, Temperatur und andere BetriebszustÃ¤nde</li><li>serielle RS 232C-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li><li>infrarotbasiertes, softwarekontrolliertes Vorheizsystem fÃ¼r metallische oder keramische Proben in einem Quarzglasmantel mit oberem und unterem KÃ¼hlflansch (wasserdurchstrÃ¶mt)</li><li>Vakuumsystem mit mehreren Verschlussventilen fÃ¼r die vollstÃ¤ndige oder teilweise Evakuierung der ProbenrÃ¤ume</li><li>mehrere Ni/Cr/Ni-Thermoelemente fÃ¼r Probe und Schmelze mit integrierter Auswerteelektronik</li><li>spezielle Probenkupplung mit niedriger WÃ¤rmeleitung fÃ¼r metallische oder keramische ProbenkÃ¶rper</li><li>eingebauter Schlackeentferner fÃ¼r den Schmelztiegel</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}