a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:72:"[Translate to English:] Optische Standards fÃ¼r prÃ¤zise Ergebnisse OCAS";s:8:"bodytext";s:4385:"[] DataPhysics bietet zur PrÃ¼fmittelÃ¼berwachung im Rahmen des QualitÃ¤tssicherungsÃ­wesens verschiedene optische Tropfenkonturstandards OCAS an. Auf GlastrÃ¤gern sind Standard-Konturen von Tropfen sowie FlÃ¼ssigkeitslamellen abgebildet. OCAS sind bei hÃ¶chster PrÃ¤zision nach ISO 9001 in einem konÃ­trolÃ­lierten photolithographischen Prozess gefertigt und geben jedem Anwender die Sicherheit, dass Messwerte prÃ¤zise ermittelt werden.
<ul><li><strong>OCAS Basissatz</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards zur PrÃ¼fung mit der HÃ¶hen-/Breiten-Methode, der Young-LaPlace-Methode und mit der Pendant-Drop-Methode</li><li><strong>OCAS/HW</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/HW-LOW</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 10Ã° Ã± 0,09Ã°, 5Ã° Ã± 0,09Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL-HIGH</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (160Ã° Ã± 0,04Ã°, 165Ã° Ã± 0,04Ã°, 170Ã° Ã± 0,04Ã°, 175Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/PD</strong>: vier optische Pendant Drop-Standards (20, 35, 50 und 72,8 mN/m; Ã± 0,02mN/m)</li><li><strong>OCAS/LA</strong>: zwei optische Lamellen-Standards (20 und 35 mN/m; Ã± 0,02mN/m) und ein Vertical Rod-Standard (CA = 30Ã° Ã± 0,09Ã° und SFT 50 Ã± 0,02 mN/m)</li></ul>
<h2>KeyPad fÃ¼r OCA 40 Micro / 35 / 30 KP 40</h2>
ErmÃ¶glicht die einfache und schnelle Positionierung des Probentisches, der Kippvorrichtung, des Drehtisches und der Optik. Die manuell eingestellten Positionen werden direkt in die SCA Software Ã¼bertragen und erleichtern so z.B. das &quot;Teach-in&quot; fÃ¼r eine automatische Messung.
<h2>Top View-Videosystem TV-VS</h2>
Um die Positionierung des dosierten Tropfens auf der OberflÃ¤che zu beobachten, kÃ¶nnen alle OCA-Systeme mit dem Top View-Videosystem TV-VS ausgestattet werden. Eine USB-Kamera zusammen mit einem Zoomobjektiv und anpassbarem Beobachtungswinkel ermÃ¶glicht eine detaillierte Ansicht der Probe.
<h2>Oscillating Drop Generator ODG 20</h2>
FÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenÃ­elastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen hat DataPhysics den Oscillating Drop Generator ODG 20 entwickelt. Diese Erweiterung der OCA-Systeme erzeugt â?? basierend auf einem piezoelektrischen Wandler â?? oszillierende Tropfen Ã¼ber einen groÃ?en Frequenz- und Amplitudenbereich. Periodische VerÃ¤nderungen des Tropfenvolumens oder alternativ der Tropfenform bei konstantem Volumen kÃ¶nnen erzeugt werden. Die Erzeugung von Frequenzen von bis zu 50 Hz (abhÃ¤ngig von der Dichte und ViskositÃ¤t der FlÃ¼ssigkeit) in einem groÃ?en Amplitudenbereich ermÃ¶glichen neue AnsÃ¤tze in der Forschung, z. B. dem Verhalten von BiomolekÃ¼len an GrenzflÃ¤chen.<br />Eine innovative Ausbaustufe ist der mit einem hochauflÃ¶sendem Drucksensor ausgestattete Oscillating Drop Generator ODG 20P. Hochfrequent schwingende Tropfen kÃ¶nnen neben der herkÃ¶mmlichen Tropfenkonturanalyse jetzt auch mittels Druckmessung charakterisiert werden.
<h2>Elektrobenetzungszelle EWP 100</h2>
Das verÃ¤nderliche Benetzungs- und Adsorptionsverhalten unter einem elektrischen Feld ist fÃ¼r viele Anwendungen bedeutend. Die EWP 100 ermÃ¶glicht die Analyse von sitzenden und hÃ¤ngenden Tropfen in einem definierbaren elektrischen Feld.
<h2>FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD</h2>
Die Relaxationseigenschaften von Tropfen beim HinzufÃ¼gen einer zweiten FlÃ¼ssigÃ­keitsÃ­komponente kÃ¶nnen mit dem FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD analysiert werden. Dazu wird in einen bereits ausgebildeten Tropfen eine grenzflÃ¤chenaktive oder -reaktive Phase in sehr kurzer Zeit Ã¼ber eine zweite DosierkanÃ¼le hinzudosiert. Der primÃ¤re Tropfen muss so ein neues Gleichgewicht an seiner GrenzflÃ¤che finden. Zudem kÃ¶nnen bei einsetzenden Reaktionen diese im Verlauf bis zu ihrem Abschluss Ã¼ber die Messung der OberflÃ¤chen- oder GrenzflÃ¤chenspannung untersucht werden.<br />Die Entwicklung von kÃ¼nstlicher Augen- und LungenflÃ¼ssigkeit fÃ¼r medizinische Zwecke hat bereits von dieser Idee profitiert; weitere innovative Anwendungen im Bereich der Protein- und Tensidentwicklung sind zu erwarten.";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:58:"Optical standards for verification of precise performance ";s:8:"bodytext";s:6013:"<h2>Optical standards for verification of precise performance</h2>
DataPhysics provide several sets of optical standards for the validation/verification of total instrument (hardware and software) performance. Each glass slide features a standard sessile, pendant drop or lamella contour for image capture and subsequent analysis. The comparison of the calculated contact angle or the surface/interfacial tension meaÃ­sureÃ­ment with that stated on the slide is a crucial factor in the evaluation of instrument performance and reliability. All slides are manufactured with the highest precision, as per ISO 9001, in a controlled photolithographic process to serve as reliable references for the precision of measured data.
<ul><li>OCAS basic set&nbsp;three optical drop shape standards for the validation of the contact angle and the surface and interfacial tension measurement according to the height/width method, the Young-Laplace method, and the pendant drop method.</li><li>OCAS/HW&nbsp;Ã­four optical contact angle standards according to the height/width method (15Ã° Ã± 0.09Ã°, 30Ã° Ã± 0.09Ã°, 60Ã° Ã± 0.07Ã°, 120Ã° Ã± 0.04Ã°).</li><li>OCAS/HW-LOW&nbsp; three optical contact angle standards according to the height/width method (15Ã° Ã± 0.09Ã°, 10Ã° Ã± 0.09Ã°, 5Ã° Ã± 0.09Ã°).</li><li>OCAS/YL&nbsp;three optical contact angle standards according to&nbsp; the Young/Laplace method (30Ã° Ã± 0.09Ã°, 60Ã° Ã± 0.07Ã°, 120Ã° Ã± 0.04Ã°).</li><li>OCAS/YL-HIGH&nbsp;four optical contact angle standards according to&nbsp; the Young/Laplace method (160Ã° Ã± 0.04Ã°, 165Ã° Ã± 0.04Ã°, 170Ã° Ã± 0.04Ã°, 175Ã° Ã± 0.04Ã°).</li><li>OCAS/PD&nbsp;four optical Pendant Drop standards (20, 35, 50 and 72.8 mN/m; Ã± 0.02 mN/m).</li><li>OCAS/LA&nbsp; two optical lamella standards (20 and 35 mN/m; Ã± 0.02 mN/m) and one Vertical-Rod standard (CA = 30Ã° Ã± 0,09Ã° and SFT 50 Ã± 0,02 mN/m).</li></ul>
<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=858&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>KP 40<br />
<h2>KeyPad for OCA 35/40 Micro KP 40</h2>
For controlling, outside of the software, the position of the motorized X-, Y-, Z-axes, the tilting angle of a tilting base unit, TBU 90E, the angle of an electronic turn table, ETT, and of the focus and observation angle (only OCA 40) of the optical system. The X,Y,Z co-ordinates of a sample table or the angle/position of a tilting unit/turn table, adjusted by the keypad, can be transferred into the SCA 20 software in order to facilitate the automated return to an optimised position during a subsequent automated measurement routine.<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=861&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>TV-VS mounted on an OCA 40 Micro<br />
<h2>Top view video system module for OCA TV-VS</h2>
All OCA systems can be equipped with the top view video system TV-VS, to provide an alternative view of the positioning of the dispensed drop on the surface. The USB camera, with up to 87 images per second, together with the high performance 6x parfocal zoom lens and the adjustable observation angle enables a detailed view to your sample.<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=856&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>ODG 20 in combination with an OCA 30<br />
<h2>Oscillating drop generator ODG 20</h2>
For the measurement of surface elasticities and for relaxational studies at phase boundaries, DataPhysics has developed the oscillating drop generator, ODG 20, and the innovative oscillating drop generator ODG 20P with a high resolution pressure sensor. This extension to the pendant drop contour analysis capability of the OCA series â?? based on a piezoelectric transducer â?? excites oscillating drops with a wide range of frequencies and amplitudes. Periodic variations in the drop volume, or alternatively in the drop shape, with constant volume, can be performed. The excitation frequency ranges up to 50 Hz, depending on the density and viscosity of the fluid. The amplitude of the axis-symmetric oscillations varies from micrometers to millimeters. The oscillating drops can be analyzed by conventional drop contour analysis or by the new approach of pressure measurement with the high-performance pressure sensor (ODG 20P).<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=869&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>EWP 100<br />
<h2>Electro wetting platform EWP 100</h2>
The way in which a defined electrical field influences the wetting and adsorption behaviour of modern, engineered, materials is becoming relevant to an increasing number of applications. The EWP 100 facilitates the analysis of pendant drops and sessile drops, incident with solid surfaces, under a user definable electrical field.<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=853&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>LIA-MD
<h2>Liquid injection system LIA-MD</h2>
The LIA-MD facilitates the study of the effect, on a drops surface, of adding a second liquid directly into that first drop. This special accessory enables the rapid addition of a second liquid, usually a surface-active or chemically reactive phase, into a drop already visible through the OCA optics and displayed on the monitor. The relaxation (back to interfacial equilibrium with the surrounding medium) of the original drop can be observed and evaluated via the SCA software. The overall response time, together with the rates of change of surface and interfacial tensions, during the relaxation process, are indicative of the reactivity of the liquids under study. Developments of synthetic eye and lung fluids, for medical purposes, have already benefitted from studies of this type and more innovative applications are expected in the field of protein and surfactant engineering.";s:15:"l18n_diffsource";s:4975:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"4";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:48:"Optische Standards fÃ¼r prÃ¤zise Ergebnisse OCAS";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:4382:"DataPhysics bietet zur PrÃ¼fmittelÃ¼berwachung im Rahmen des QualitÃ¤tssicherungsÃ­wesens verschiedene optische Tropfenkonturstandards OCAS an. Auf GlastrÃ¤gern sind Standard-Konturen von Tropfen sowie FlÃ¼ssigkeitslamellen abgebildet. OCAS sind bei hÃ¶chster PrÃ¤zision nach ISO 9001 in einem konÃ­trolÃ­lierten photolithographischen Prozess gefertigt und geben jedem Anwender die Sicherheit, dass Messwerte prÃ¤zise ermittelt werden.
<ul><li><strong>OCAS Basissatz</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards zur PrÃ¼fung mit der HÃ¶hen-/Breiten-Methode, der Young-LaPlace-Methode und mit der Pendant-Drop-Methode</li><li><strong>OCAS/HW</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/HW-LOW</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der HÃ¶hen-/Breiten-Methode (15Ã° Ã± 0,09Ã°, 10Ã° Ã± 0,09Ã°, 5Ã° Ã± 0,09Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (30Ã° Ã± 0,09Ã°, 60Ã° Ã± 0,07Ã°, 120Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/YL-HIGH</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (160Ã° Ã± 0,04Ã°, 165Ã° Ã± 0,04Ã°, 170Ã° Ã± 0,04Ã°, 175Ã° Ã± 0,04Ã°)</li><li><strong>OCAS/PD</strong>: vier optische Pendant Drop-Standards (20, 35, 50 und 72,8 mN/m; Ã± 0,02mN/m)</li><li><strong>OCAS/LA</strong>: zwei optische Lamellen-Standards (20 und 35 mN/m; Ã± 0,02mN/m) und ein Vertical Rod-Standard (CA = 30Ã° Ã± 0,09Ã° und SFT 50 Ã± 0,02 mN/m)</li></ul>
<h2>KeyPad fÃ¼r OCA 40 Micro / 35 / 30 KP 40</h2>
ErmÃ¶glicht die einfache und schnelle Positionierung des Probentisches, der Kippvorrichtung, des Drehtisches und der Optik. Die manuell eingestellten Positionen werden direkt in die SCA Software Ã¼bertragen und erleichtern so z.B. das &quot;Teach-in&quot; fÃ¼r eine automatische Messung.
<h2>Top View-Videosystem TV-VS</h2>
Um die Positionierung des dosierten Tropfens auf der OberflÃ¤che zu beobachten, kÃ¶nnen alle OCA-Systeme mit dem Top View-Videosystem TV-VS ausgestattet werden. Eine USB-Kamera zusammen mit einem Zoomobjektiv und anpassbarem Beobachtungswinkel ermÃ¶glicht eine detaillierte Ansicht der Probe.
<h2>Oscillating Drop Generator ODG 20</h2>
FÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenÃ­elastizitÃ¤t und fÃ¼r Relaxationsuntersuchungen hat DataPhysics den Oscillating Drop Generator ODG 20 entwickelt. Diese Erweiterung der OCA-Systeme erzeugt â?? basierend auf einem piezoelektrischen Wandler â?? oszillierende Tropfen Ã¼ber einen groÃ?en Frequenz- und Amplitudenbereich. Periodische VerÃ¤nderungen des Tropfenvolumens oder alternativ der Tropfenform bei konstantem Volumen kÃ¶nnen erzeugt werden. Die Erzeugung von Frequenzen von bis zu 50 Hz (abhÃ¤ngig von der Dichte und ViskositÃ¤t der FlÃ¼ssigkeit) in einem groÃ?en Amplitudenbereich ermÃ¶glichen neue AnsÃ¤tze in der Forschung, z. B. dem Verhalten von BiomolekÃ¼len an GrenzflÃ¤chen.<br />Eine innovative Ausbaustufe ist der mit einem hochauflÃ¶sendem Drucksensor ausgestattete Oscillating Drop Generator ODG 20P. Hochfrequent schwingende Tropfen kÃ¶nnen neben der herkÃ¶mmlichen Tropfenkonturanalyse jetzt auch mittels Druckmessung charakterisiert werden.
<h2>Elektrobenetzungszelle EWP 100</h2>
Das verÃ¤nderliche Benetzungs- und Adsorptionsverhalten unter einem elektrischen Feld ist fÃ¼r viele Anwendungen bedeutend. Die EWP 100 ermÃ¶glicht die Analyse von sitzenden und hÃ¤ngenden Tropfen in einem definierbaren elektrischen Feld.
<h2>FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD</h2>
Die Relaxationseigenschaften von Tropfen beim HinzufÃ¼gen einer zweiten FlÃ¼ssigÃ­keitsÃ­komponente kÃ¶nnen mit dem FlÃ¼ssigkeitsinjektionssystem LIA-MD analysiert werden. Dazu wird in einen bereits ausgebildeten Tropfen eine grenzflÃ¤chenaktive oder -reaktive Phase in sehr kurzer Zeit Ã¼ber eine zweite DosierkanÃ¼le hinzudosiert. Der primÃ¤re Tropfen muss so ein neues Gleichgewicht an seiner GrenzflÃ¤che finden. Zudem kÃ¶nnen bei einsetzenden Reaktionen diese im Verlauf bis zu ihrem Abschluss Ã¼ber die Messung der OberflÃ¤chen- oder GrenzflÃ¤chenspannung untersucht werden.<br />Die Entwicklung von kÃ¼nstlicher Augen- und LungenflÃ¼ssigkeit fÃ¼r medizinische Zwecke hat bereits von dieser Idee profitiert; weitere innovative Anwendungen im Bereich der Protein- und Tensidentwicklung sind zu erwarten.";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}}