a:2:{s:9:"oldRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:2681:"<h1>OCA 35</h1>
Das OCA 35 ist das MessgerÃ¤t fÃ¼r die vollautomatische zeitsparende Ermittlung der Benetzbarkeit von festen OberflÃ¤chen, der freien OberflÃ¤chenenergie von FestkÃ¶rpern und deren Bestandteile. Die automatisierte Abfolge on Messungen und die videoÃ­gestÃ¼tzte, optische Bildverarbeitung erleichtern die schnelle und reproduzierbare Analyse einfacher wie auch komplexer Probenstrukturen â??auf Knopfdruckâ??. FÃ¼r die Analyse von grÃ¶Ã?eren Proben (z.B. 300 mm Wafer) ist das OCA 35L mit langen X- und Y-Achsen verfÃ¼gbar.
<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Probentisch mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 35</b>: 220 x Ã¤&nbsp;x 70 mm<br /><b>OCA 35</b>L: 450 x Ã¤&nbsp;x 70 mm

<b>Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten:<br /> </b>Das OCA 35 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser HochtemperaturÃ¶fen) erweiterbar. Einige der wichtigsten ZubehÃ¶rteile sind nachfolgend aufgelistet: 
<ul> <li>Hochgeschwindigkeits-Option fÃ¼r USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale BildÃ­aufnahmerate 1000 Bilder/s) oder UpHSC 2000 (max. Bildaufnahmerate 2200 Bilder/s)</li> <li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu sechs DosiernadelÃ­n</li> <li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE</li> <li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ES, Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;Ãµl/sâ?¦26,4&nbsp;Ãµl/s) prÃ¤zise einstellbar</li> <li>elektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°)</li> <li>elektronischer Drehtisch mit Vakuum Fixierung ETT/VAC und groÃ?er Auswahl an Probentischen</li> <li>Temperatur und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦700 Ã°C)</li> <li>NachfÃ¼ll- und SpÃ¼lsystem mit FlÃ¼ssigkeitsabsaugung RRS LPC 3/1</li> <li>Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 35 sind:<ul><li>SCA 20 â?? Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 â?? OberflÃ¤chenenergie</li><li>SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung</li><li>SCA 23 â?? Lamellenkontur</li><li>SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation</li></ul></li></ul>

<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/oca/OCA35_V1_7De.pdf _blank>Datenblatt OCA 35</link>";}s:9:"newRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:2628:"<h1>OCA 35</h1>
Das OCA 35 ist das MessgerÃ¤t fÃ¼r die vollautomatische zeitsparende Ermittlung der Benetzbarkeit von festen OberflÃ¤chen, der freien OberflÃ¤chenenergie von FestkÃ¶rpern und deren Bestandteile. Die automatisierte Abfolge on Messungen und die videoÃ­gestÃ¼tzte, optische Bildverarbeitung erleichtern die schnelle und reproduzierbare Analyse einfacher wie auch komplexer Probenstrukturen â??auf Knopfdruckâ??. FÃ¼r die Analyse von grÃ¶Ã?eren Proben (z.B. 300 mm Wafer) ist das OCA 35L mit langen X- und Y-Achsen verfÃ¼gbar.
<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Probentisch mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 35</b>: 220 x Ã¤&nbsp;x 70 mm<br /><b>OCA 35</b>L: 450 x Ã¤&nbsp;x 70 mm

<b>Optionales ZubehÃ¶r aus dem OCA-Baukasten:<br /> </b>Das OCA 35 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser HochtemperaturÃ¶fen) erweiterbar. Einige der wichtigsten ZubehÃ¶rteile sind nachfolgend aufgelistet: 
<ul> <li>Hochgeschwindigkeits-Option fÃ¼r USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale BildÃ­aufnahmerate 1000 Bilder/s) oder UpHSC 2000 (max. Bildaufnahmerate 2200 Bilder/s)</li> <li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD fÃ¼r die prÃ¤zise PosiÃ­tionierung von bis zu sechs DosiernadelÃ­n</li> <li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE</li> <li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ES, Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;Ãµl/sâ?¦26,4&nbsp;Ãµl/s) prÃ¤zise einstellbar</li> <li>elektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90Ã°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70Ã°)</li> <li>elektronischer Drehtisch mit Vakuum Fixierung ETT/VAC und groÃ?er Auswahl an Probentischen</li> <li>Temperatur und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦700 Ã°C)</li> <li>NachfÃ¼ll- und SpÃ¼lsystem mit FlÃ¼ssigkeitsabsaugung RRS LPC 3/1</li> <li>Die verfÃ¼gbaren Softwaremodule fÃ¼r das OCA 35 sind:<ul><li>SCA 20 â?? Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 â?? OberflÃ¤chenenergie</li><li>SCA 22 â?? OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannung</li><li>SCA 23 â?? Lamellenkontur</li><li>SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation</li></ul></li></ul>

<link file:76 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 35</link>";}}