Der Feuchtegenerator HGC 20EC wurde fÃ¼r die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft fÃ¼r einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.
Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten TrockenmittelbehÃ¤lter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten WasserbehÃ¤lter. Die nun feuchte Luft wird Ã¼ber den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
<h3>Haupteigenschaften:</h3>
<ul><li>UnabhÃ¤ngige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer WasserbehÃ¤lter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung Ã¼ber eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Ein TrockenmittelbehÃ¤lter (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 0,5 kg)</li><li>Farbiges Trockenmittel fÃ¼r die einfache optische Beurteilung</li><li>Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC 20EC</link>