a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:24:"Temperierbare Messzellen";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics âBaukasten-Prinzipâ. Es kann wahlweise mit einer flüssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerüstet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als Wärmeträger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthält ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkühlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
Flüssigkeits-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum AnschluÃ an einen Kälte-Umwälzthermostaten Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130° C</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: abhängig vom Flüssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über den PID-Temperatur­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benötigt eine Flüssigkeitsgegenkühlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180° C; ±0,1 K</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: ± 1 K/s</li></ul>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}