a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:24:"Temperierbare Messzellen";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics â??Baukasten-Prinzipâ??. Es kann wahlweise mit einer flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerÃ¼stet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als WÃ¤rmetrÃ¤ger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthÃ¤lt ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkÃ¼hlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
FlÃ¼ssigkeits-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum AnschluÃ? an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostaten FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130Ã° C</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: abhÃ¤ngig vom FlÃ¼ssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber den PID-TemperaturÃ­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benÃ¶tigt eine FlÃ¼ssigkeitsgegenkÃ¼hlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180Ã° C; Ã±0,1 K</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: Ã± 1 K/s</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:8:"SVT 20 N";s:8:"bodytext";s:2601:"<h2>Spinning Drop Video Tensiometer</h2>
Das Spinning Drop Video TensioÃ­meter SVT 20N ist ein optisches SpezialgerÃ¤t fÃ¼r die Messung extrem niedriger GrenzflÃ¤chenspannungen.&nbsp;<br />FÃ¼r die Analyse der Tensidwirkung im Rahmen der Emulsionsentwicklung oder der tertiÃ¤ren Ã?lfÃ¶rderung bietet diese Messtechnik einzigartige MÃ¶glichkeiten. Die vielfÃ¤ltigen Funktionen des SVT&nbsp;20N in Kombination mit den Softwaremodulen SVTS&nbsp;20, SVTS 21 und SVTS 22 sind:
<ul><li>automatische Steuerung der elektronischen KippÃ­vorrichtung zur Positionierung des rotierenden Tropfens entlang der Drehachse der Kapillare</li><li>automatische Variation der Rotationsgeschwindigkeit</li><li>Messung und Auswertung der statischen, zeit- und temperaturabhÃ¤ngigen GrenzflÃ¤chenspannung (1Ã·10<sup>-6</sup>&nbsp;â?¦ 2Ã·10<sup>3</sup>&nbsp;mN/m) nach der Spinning&nbsp; Drop-Methode und der Oscillating Spinning&nbsp; Drop-Methode</li><li>Messung und Auswertung der 2D- und 3D-Dehnrelaxation von viskoelastischen FlÃ¼ssigkeiten und FlÃ¼ssigkeitstropfen, die in Membranen eingeschlossen sind</li><li>Bestimmung der FlieÃ?grenze von flÃ¼ssigkristallinen Materialien</li><li>Berechnung des dispersen und polaren Anteils von FlÃ¼ssigkeiten anhand gemessener OberflÃ¤chen- und GrenzflÃ¤chenspannungen inklusive Fehlergrenzen</li><li>Berechnung der Geometrie rotierender Tropfen in Bezug auf die optische Achse des Systems</li></ul>
&nbsp;<br />Das SVT 20 N besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:
<ul><li>hochdynamischer, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit softwaregesteuerter Drehzahlregelung (0 â?¦ 20?000 U/min; Ã± 0,001 U/min)&nbsp; zur Realisierung von DrehzahlsprÃ¼ngen (Ã± 2?000 U/min/s) und sinusfÃ¶rmigen Drehzahlvariationen (0,01 â?¦ 200 Hz) fÃ¼r Relaxationsmessungen</li><li>Hochleistungsobjektiv mit 6fach-Zoom, integriertem stufenlosem Feinfokus und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>CCIR-Videomesssystem (768 x 576 Pixel) mit einer maximalen Bildaufnahmerate von 146 Bildern/s</li><li>Anschluss an PC oder Notebook Ã¼ber USB</li><li>prÃ¤zises, schnell und einfach zu bedienendes Kapillarwechselsystem</li><li>Messzelle mit automatischer,&nbsp; softwaregesteuerter Positions- und Neigungsanpassung</li><li>hysteresefreie LED-Beleuchtung mit softwaregesteuerter IntensitÃ¤t und Stroboskopfrequenz zur Tropfenbeobachtung in verschiedenen Drehlagen</li><li>integrierter Touchscreen zur Steuerung der Basisfunktionen</li><li>automatische Kalibrierfunktion zur Korrektur der optischen Verzerrung durch den Zylinderlinsen-Effekt der Kapillare</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}