<h2>Dynamisches KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer fÃ¼r Metall- und Salzschmelzen (Verzinkungssimulator)</h2>
Das System findet seinen Einsatz bei der Untersuchung der GÃ¼te von Verzinkungs- oder Aluminierungsprozessen auf StahloberflÃ¤chen oder bei der Einwirkung von Salzschmelzen auf unterschiedlichen Metallen. Auch die Benetzungseigenschaften und die grenzflÃ¤chenchemischen Reaktionen von Hochtemperaturloten kÃ¶nnen mit dem VZSIM/DCAT im Detail analysiert werden.
<h2>Das VZSIM/DCAT dient zur softwaregesteuerten Bestimmung:</h2>
<ul><li>des temperatur- und zeitabhÃ¤ngigen Kontaktwinkels von geschmolzenen Metallen und Salzen unter Vakuum oder Inert-/Formiergas #mit optionalem Vorheizen der Probe (beim Verzinken/Aluminieren)</li><li>des dynamischen Kontaktwinkels an prismatischen und zylindrischen ProbekÃ¶rpern nach der Wilhelmy-Methode</li><li>der statischen, zeit- und temperaturabhÃ¤ngigen OberflÃ¤chenspannung von Metall- und Salzschmelzen bis zu 600 Ã°C</li><li>zur DurchfÃ¼hrung von automatischen Wiederholbarkeitsmessungen</li></ul>
<h2>Das VZSIM/DCAT besteht aus einem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h2>
<ul><li>stabiler Metallrahmen mit HÃ¶henausgleich der Aufstellung</li><li>hochprÃ¤zises, elektrodynamisches KompensationswÃ¤gesystem mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte, motorische HÃ¶henverstellung der Probe und des Schmelztiegels mit variabler Geschwindigkeit</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik fÃ¼r schnelle und verzÃ¶gerungsfreie Heizung der Probe und der Schmelze</li><li>Onlineanzeige in der Software fÃ¼r WÃ¤gewerte, Temperatur und andere BetriebszustÃ¤nde</li><li>serielle RS 232C-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li><li>infrarotbasiertes, softwarekontrolliertes Vorheizsystem fÃ¼r metallische oder keramische Proben in einem Quarzglasmantel mit oberem und unterem KÃ¼hlflansch (wasserdurchstrÃ¶mt)</li><li>Vakuumsystem mit mehreren Verschlussventilen fÃ¼r die vollstÃ¤ndige oder teilweise Evakuierung der ProbenrÃ¤ume</li><li>mehrere Ni/Cr/Ni-Thermoelemente fÃ¼r Probe und Schmelze mit integrierter Auswerteelektronik</li><li>spezielle Probenkupplung mit niedriger WÃ¤rmeleitung fÃ¼r metallische oder keramische ProbenkÃ¶rper</li><li>eingebauter Schlackeentferner fÃ¼r den Schmelztiegel</li></ul>