a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:8:"HGC 20EC";s:8:"bodytext";s:1395:"Der Feuchtegenerator HGC 20EC wurde fÃ¼r die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft fÃ¼r einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.
Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten TrockenmittelbehÃ¤lter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten WasserbehÃ¤lter. Die nun feuchte Luft wird Ã¼ber den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
<h3>Haupteigenschaften:</h3>
<ul><li>UnabhÃ¤ngige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer WasserbehÃ¤lter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung Ã¼ber eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Ein TrockenmittelbehÃ¤lter (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 0,5 kg)</li><li>Farbiges Trockenmittel fÃ¼r die einfache optische Beurteilung</li><li>Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig</li></ul>
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/hgc-20ec.html#>Datenblatt HGC 20EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:35:"ZubehÃ¶r und Verbrauchsmaterial HGC";s:8:"bodytext";s:1568:"Auch das HGC folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics â??Baukasten-Prinzipâ??. Es kann mit allen KontaktwinkelmessgerÃ¤ten der OCA Serie verwendet werden. Alle neuen (ab 2012) Thermostatisierkammern TFC 100 (flÃ¼ssigkeitstemperiert) und TPC 100 (Peltier-temperiert) sind bereits fÃ¼r die Verwendung mit einem HGC vorbereitet. Alle Ã¤lteren (nicht bereits vorbereiteten) TFC 100 oder TPC 150 kÃ¶nnen leicht umgerÃ¼stet werden mit einer neuen Haube UpTFC-HGC fÃ¼r die TFC 100 oder UpTPC-HGC fÃ¼r die TPC 150.
FÃ¼r andere Anwendungen, Messapplikationen und Messzellen, fÃ¼r die Sie hier keine LÃ¶sung finden, fragen Sie uns gerne auch nach Sondervarianten der GerÃ¤te und des ZubehÃ¶rs. Die Anpassung der Komponenten an Ihre BedÃ¼rfnisse ist eine unserer StÃ¤rken, bitte sprechen Sie uns direkt an oder fÃ¼llen Sie das Kontaktformular aus.
<h2>Trockenmittel fÃ¼r HGC 20/30</h2>
Flasche mit UOP Molekularsieb 700 ml
<h2>Trockenmittel fÃ¼r HGC 20EC</h2>
Flasche mit Silica Gel Orange 700 ml
<h2>UpTFC-HGC</h2>
AufrÃ¼stkit fÃ¼r eine existierende FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung TFC 100 fÃ¼r den Anschluss eines HGC 20EC, HGC 20, oder HGC 30
Bestehend aus:
<ul><li>neuer oberer Abdeckung vorbereitet fÃ¼r die Montage des Sensoradapters und des Steckanschlusses</li></ul>
<h2>UpTPC-HGC</h2>
AufrÃ¼stkit fÃ¼r eine existierende Peltier-Thermostatisiereinrichtung TPC 150 fÃ¼r den Anschluss eines HGC 20EC, HGC 20, oder HGC 30
Bestehend aus:
<ul><li>neuer oberer Abdeckung vorbereitet fÃ¼r die Montage des Sensoradapters und des Steckanschlusses</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}