a:2:{s:9:"oldRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:3819:"<h2>SHD</h2>
Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r die Temperierung einer gasdichten Spritze DS xx/GT oder einer Einwegspritze bis 90 Ã°C zur Montage in dem elektronischen Spritzenmodul ES in Verbindung mit einem FlÃ¼ssigkeitsthermostaten.
<h2>TFC 100</h2>
FlÃ¼ssigkeit-Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat sowie an eine Schutzgasversorgung. Der Dreifach-Diffusor TDI 100 ist ein empfohlenes ZubehÃ¶rteil fÃ¼r Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TFC 100 ist mit einem FeuchteÃ­sensor erweiterbar.
<h2>TPC 150</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit Peltiersystem fÃ¼r eine softwaregesteuerte Kontrolle der Temperatur von -30â?¦160 Ã°C (Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate Ã±1 K/s), auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re. Der Dreifach-Diffusor TDI 150 ist ein empfohlenes ZubehÃ¶rteil fÃ¼r Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TPC 150 ist mit einem FeuchteÃ­sensor erweiterbar.
<h2>TEC 300 XL</h2>
FÃ¼r die Benutzung mit den XL-Varianten der OCA MessgerÃ¤te. Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine manuelle Kontrolle der Temperatur bis zu 300 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re. Die Kammertemperatur wird in der SCA-Software in Kombination mit Kontaktwinkelmessung protokolliert.
<h2>TEC 400</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 400 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>TEC 700</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>NHD 400 / NHD 700</h2>
Die NHD 400 und NHD 700 sind elektrische KanÃ¼len-Heizsysteme fÃ¼r die Erzeugung von Tropfen bei einer Temperatur von bis zu 400 Ã°C bzw. 700 Ã°C (z. B. Polymere und Hotmelts, geschmolzenes Metall, etc.). Ebenso kÃ¶nnen extrem zÃ¤he Copolymere mit ViskositÃ¤ten im kPas Bereich, z.B. mit Elastomer-Komponenten, leicht dosiert werden.
<h2>MTFQ 1200</h2>
Hochtemperaturrohrofen fÃ¼r Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch fÃ¼r Messungen unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re bei bis zu 1200Ã°C.
<h2>HTFC 1500/1700</h2>
Hochtemperaturrohrofen fÃ¼r Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch fÃ¼r Messungen unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re bei bis zu 1500/1700 Ã°C
<h2>HTFC 1500/1800 HV</h2>
Elektrisch beheizter Hochtemperaturofen mit Hochvakuum zur Verwendung mit einem OCA 15LHT-SV Max. Temperatur 1500/1800 Ã°C und max. 1 mPa Vakuum
<h2>PMC 50S</h2>
Druckmesszelle mit Sichtfenstern aus optischem Saphirglas, fÃ¼r Kontaktwinkelmessungen nach der Sessile Drop- und Captive Bubble-Methode und fÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenspannung in FlÃ¼ssig-/Gas-Systemen und fÃ¼r GrenzflÃ¤chenspannungen in FlÃ¼ssig-/FlÃ¼ssig-Systemen.<br />Mit vier DosierkanÃ¼len fÃ¼r Sessile &amp; Captive sowie Pendant Drop Messungen, mit vier verschiedenen EinspritzflÃ¼ssigkeiten. Ã?usseres Zwei-Ebenen Druck-Zufuhr-System. Die erste Druckebene kontrolliert den Druck der PrimÃ¤r-EinfÃ¼llflÃ¼ssigkeit. Der hÃ¶here, zweite Druck ist notwendig fÃ¼r die Injektion der MeÃ?flÃ¼ssigkeit/en.<br />Druckbereich: 0,03 ... 50 bar<br />Max. Temperatur: 80 Ã°C
<h2>HGC 20EC/20/30</h2>
FÃ¼r die automatiserte Regelung der Feuchte von reiner Umgebungsluft, Stickstoff, Argon oder anderer Edelgase in thermostatisierten Messzellen.
Mehr Informationen Ã¼ber den&nbsp;<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/feuchtegenerator-hgc.html>Feuchtegenerator HGC</link>";}s:9:"newRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:3806:"<h2>SHD</h2>
Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r die Temperierung einer gasdichten Spritze DS xx/GT oder einer Einwegspritze bis 90 Ã°C zur Montage in dem elektronischen Spritzenmodul ES in Verbindung mit einem FlÃ¼ssigkeitsthermostaten.
<h2>TFC 100</h2>
FlÃ¼ssigkeit-Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat sowie an eine Schutzgasversorgung. Der Dreifach-Diffusor TDI 100 ist ein empfohlenes ZubehÃ¶rteil fÃ¼r Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TFC 100 ist mit einem FeuchteÃ­sensor erweiterbar.
<h2>TPC 150</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit Peltiersystem fÃ¼r eine softwaregesteuerte Kontrolle der Temperatur von -30â?¦160 Ã°C (Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate Ã±1 K/s), auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re. Der Dreifach-Diffusor TDI 150 ist ein empfohlenes ZubehÃ¶rteil fÃ¼r Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TPC 150 ist mit einem FeuchteÃ­sensor erweiterbar.
<h2>TEC 300 XL</h2>
FÃ¼r die Benutzung mit den XL-Varianten der OCA MessgerÃ¤te. Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine manuelle Kontrolle der Temperatur bis zu 300 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re. Die Kammertemperatur wird in der SCA-Software in Kombination mit Kontaktwinkelmessung protokolliert.
<h2>TEC 400</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 400 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>TEC 700</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>NHD 400 / NHD 700</h2>
Die NHD 400 und NHD 700 sind elektrische KanÃ¼len-Heizsysteme fÃ¼r die Erzeugung von Tropfen bei einer Temperatur von bis zu 400 Ã°C bzw. 700 Ã°C (z. B. Polymere und Hotmelts, geschmolzenes Metall, etc.). Ebenso kÃ¶nnen extrem zÃ¤he Copolymere mit ViskositÃ¤ten im kPas Bereich, z.B. mit Elastomer-Komponenten, leicht dosiert werden.
<h2>MTFQ 1200</h2>
Hochtemperaturrohrofen fÃ¼r Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch fÃ¼r Messungen unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re bei bis zu 1200Ã°C.
<h2>HTFC 1500/1700</h2>
Hochtemperaturrohrofen fÃ¼r Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch fÃ¼r Messungen unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re bei bis zu 1500/1700 Ã°C
<h2>HTFC 1500/1800 HV</h2>
Elektrisch beheizter Hochtemperaturofen mit Hochvakuum zur Verwendung mit einem OCA 15LHT-SV Max. Temperatur 1500/1800 Ã°C und max. 1 mPa Vakuum
<h2>PMC 50S</h2>
Druckmesszelle mit Sichtfenstern aus optischem Saphirglas, fÃ¼r Kontaktwinkelmessungen nach der Sessile Drop- und Captive Bubble-Methode und fÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenspannung in FlÃ¼ssig-/Gas-Systemen und fÃ¼r GrenzflÃ¤chenspannungen in FlÃ¼ssig-/FlÃ¼ssig-Systemen.<br />Mit vier DosierkanÃ¼len fÃ¼r Sessile &amp; Captive sowie Pendant Drop Messungen, mit vier verschiedenen EinspritzflÃ¼ssigkeiten. Ã?usseres Zwei-Ebenen Druck-Zufuhr-System. Die erste Druckebene kontrolliert den Druck der PrimÃ¤r-EinfÃ¼llflÃ¼ssigkeit. Der hÃ¶here, zweite Druck ist notwendig fÃ¼r die Injektion der MeÃ?flÃ¼ssigkeit/en.<br />Druckbereich: 0,03 ... 50 bar<br />Max. Temperatur: 80 Ã°C
<h2>HGC 20EC/20/30</h2>
FÃ¼r die automatiserte Regelung der Feuchte von reiner Umgebungsluft, Stickstoff, Argon oder anderer Edelgase in thermostatisierten Messzellen.
Mehr Informationen Ã¼ber den&nbsp;<link 183 - internal-link "Opens internal link in current window">Feuchtegenerator HGC</link>";}}