a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:" (copy 1)";s:8:"bodytext";s:4548:"<h2>Einfach-Direktdosiersysteme SD-Dx</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM und SD-DE. Mit beiden Direktdosiersystemen kÃ¶nnen Ã¼ber die Dosiernadel aus Einwegspritzen - ohne die Verwendung von SchlÃ¤uchen - FlÃ¼ssigkeitstropfen fÃ¼r Pendant Drop oder Sessile Drop-Messungen auf einem Substrat dosiert werden. Das SD-DE wird direkt auf die elektronische MehrÃ­fachÃ­dosierÃ­einrichtung E-MD montiert, wÃ¤hrend das SD-DM als Stand-Alone-System auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus dem Halter mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und einem Verbindungskabel.
<h2>Doppel-Direktdosiersystem DD-DM</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r das Doppel-Direktdosiersystem DD-DM. HiefÃ¼r verwendet man in der Regel Einwegspritzen (DS-D1000SF) in Kombination mit EinwegdosierkanÃ¼len (SNS-D xx). Neben diesen klassischen Anwendungsbeispielen fÃ¼r Direktdosiersysteme kÃ¶nnen auch zwei verschiedene FlÃ¼ssigkeiten fÃ¼r die Bestimmung der freien OberflÃ¤chenenergie auf einem Substrat dosiert werden. Das DD-DM kann direkt auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus zwei Haltern fÃ¼r die Montage der Spritzenmodule mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und zwei Verbindungskabel. Die Auswahl des jeweiligen Spritzenmoduls ES erfolgt Ã¼ber eine manuelle Schnellverstellung.
<h2>Elektronisches Spritzenmodul ES</h2>
Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 Ãµl/sâ?¦26,4 Ãµl/s) Ã¼ber Software prÃ¤zise einstellbar. Auch als Variante fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE verfÃ¼gbar. Erweiterbar mit der Spritzen-Thermostatisiereinrichtung SHD.
<h2>Nanoliter-Dosiersystem</h2>
Hiermit kÃ¶nnen mikroskopisch kleine FlÃ¤chen, wie z. B. Mikroklebefugen, spezifisch benetzt und Ã¼ber die SCA-Software analysiert werden. Das Nanoliter-Dosiersystem (min. Dosiervolumen 1 nl) besteht aus einer Druckkontrolleinheit PCU Nanodrop, die mit bis zu vier Dosierventilen NDV xx ausgestattet werden kann. Die Montage der Dosierventile erfolgt Ã¼ber den Halter DUN/SD-DM fÃ¼r das Direktdosiersystem oder DUN/E-MD fÃ¼r das elektronische Mehrfachdosiersystem E-MD/x plus.
<h2>Picoliter-Dosiersystem</h2>
Das hochinnovative Picoliter-Dosiersystem, bestehend aus Steuerelektronik mit Dosierkopfhalter DUP/xx und Dosierkopf mit Probenflasche PDH xx, ermÃ¶glicht OberflÃ¤chenanalysen sogar im submikroskopischen Bereich. Das minimale Dosiervolumen betrÃ¤gt hier 15 pl.
<h2>NachfÃ¼ll- und Reinigungssystem mit FlÃ¼ssigkeitsabsaugung</h2>
Zum automatischen, softwaregesteuerten FÃ¼llen und SpÃ¼len der Dosierspritzen sowie zum Absaugen der dosierten TestflÃ¼ssigkeit. FÃ¼r den Einsatz mit folgenden Systemkomponenten:
<ul><li>elektronische Mehrfach-Dosiereinrichtung E-MD/4</li><li>bis zu drei elektronische Spritzenmodule ES</li><li>Absaugeinrichtung LPC OCA</li><li>Vakuumpumpe MVP</li></ul>
<h2>Dosierspritzen DS xx</h2>
Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Dosierspritzen:
<ul><li>DS 100/GT Gasdichte 100 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 500/GT Gasdichte 500 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 1000/GT Gasdichte 1000 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS-D 1000 1000 Ãµl Einweg-Spritze</li><li>DS-D 1000 SF 1000 Ãµl Einweg-Spritze Silikonfrei</li></ul>
<h2>Dosiernadeln SN xx</h2>
Unser Lager umfasst mehr als 40 verschiedene Dosiernadeln aus Edelstahl, hydrophob beschichtetem Edelstahl und PTFE eingeteilt in Gruppen entsprechend der Standardanwendung der KanÃ¼le:
<ul><li>SNS xx Dosiernadel fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP xx Dosiernadel fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li><li>SNC xx AufwÃ¤rts gebogene Dosiernadel fÃ¼r Captive Bubble Messungen</li><li>SNS-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li></ul>
<h2>DosierschlÃ¤uche DT xx</h2>
Bei Verwendung der Standard-Dosiersysteme (SD, MD/4, E-MD/x) wird die DosierÃ­nadel mit einem Luer Lock- Schraubadapter LL A (aus Edelstahl) und einem DosierÃ­schlauch DT xx (aus PTFE) mit der Dosierspritze DS xx verbunden. Der Luer Lock- Schraubadapter LL A dient gleichzeitig zur Aufnahme der KanÃ¼le im KanÃ¼lenmagazin des Dosiersystems.
<h2>Hydrophobier-Kit fÃ¼r DosierkanÃ¼len SNS/SNP HY-Kit</h2>
Zum Aufbringen von Spezialschichten zur UnterdrÃ¼ckung der Benetzung der AuÃ?enseite der DosierkanÃ¼le.";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:0:"";s:8:"bodytext";s:3819:"<h2>SHD</h2>
Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r die Temperierung einer gasdichten Spritze DS xx/GT oder einer Einwegspritze bis 90 Ã°C zur Montage in dem elektronischen Spritzenmodul ES in Verbindung mit einem FlÃ¼ssigkeitsthermostaten.
<h2>TFC 100</h2>
FlÃ¼ssigkeit-Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat sowie an eine Schutzgasversorgung. Der Dreifach-Diffusor TDI 100 ist ein empfohlenes ZubehÃ¶rteil fÃ¼r Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TFC 100 ist mit einem FeuchteÃ­sensor erweiterbar.
<h2>TPC 150</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit Peltiersystem fÃ¼r eine softwaregesteuerte Kontrolle der Temperatur von -30â?¦160 Ã°C (Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate Ã±1 K/s), auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re. Der Dreifach-Diffusor TDI 150 ist ein empfohlenes ZubehÃ¶rteil fÃ¼r Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TPC 150 ist mit einem FeuchteÃ­sensor erweiterbar.
<h2>TEC 300 XL</h2>
FÃ¼r die Benutzung mit den XL-Varianten der OCA MessgerÃ¤te. Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine manuelle Kontrolle der Temperatur bis zu 300 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re. Die Kammertemperatur wird in der SCA-Software in Kombination mit Kontaktwinkelmessung protokolliert.
<h2>TEC 400</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 400 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>TEC 700</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>NHD 400 / NHD 700</h2>
Die NHD 400 und NHD 700 sind elektrische KanÃ¼len-Heizsysteme fÃ¼r die Erzeugung von Tropfen bei einer Temperatur von bis zu 400 Ã°C bzw. 700 Ã°C (z. B. Polymere und Hotmelts, geschmolzenes Metall, etc.). Ebenso kÃ¶nnen extrem zÃ¤he Copolymere mit ViskositÃ¤ten im kPas Bereich, z.B. mit Elastomer-Komponenten, leicht dosiert werden.
<h2>MTFQ 1200</h2>
Hochtemperaturrohrofen fÃ¼r Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch fÃ¼r Messungen unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re bei bis zu 1200Ã°C.
<h2>HTFC 1500/1700</h2>
Hochtemperaturrohrofen fÃ¼r Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch fÃ¼r Messungen unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re bei bis zu 1500/1700 Ã°C
<h2>HTFC 1500/1800 HV</h2>
Elektrisch beheizter Hochtemperaturofen mit Hochvakuum zur Verwendung mit einem OCA 15LHT-SV Max. Temperatur 1500/1800 Ã°C und max. 1 mPa Vakuum
<h2>PMC 50S</h2>
Druckmesszelle mit Sichtfenstern aus optischem Saphirglas, fÃ¼r Kontaktwinkelmessungen nach der Sessile Drop- und Captive Bubble-Methode und fÃ¼r die Messung der OberflÃ¤chenspannung in FlÃ¼ssig-/Gas-Systemen und fÃ¼r GrenzflÃ¤chenspannungen in FlÃ¼ssig-/FlÃ¼ssig-Systemen.<br />Mit vier DosierkanÃ¼len fÃ¼r Sessile &amp; Captive sowie Pendant Drop Messungen, mit vier verschiedenen EinspritzflÃ¼ssigkeiten. Ã?usseres Zwei-Ebenen Druck-Zufuhr-System. Die erste Druckebene kontrolliert den Druck der PrimÃ¤r-EinfÃ¼llflÃ¼ssigkeit. Der hÃ¶here, zweite Druck ist notwendig fÃ¼r die Injektion der MeÃ?flÃ¼ssigkeit/en.<br />Druckbereich: 0,03 ... 50 bar<br />Max. Temperatur: 80 Ã°C
<h2>HGC 20EC/20/30</h2>
FÃ¼r die automatiserte Regelung der Feuchte von reiner Umgebungsluft, Stickstoff, Argon oder anderer Edelgase in thermostatisierten Messzellen.
Mehr Informationen Ã¼ber den&nbsp;<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/feuchtegenerator-hgc.html>Feuchtegenerator HGC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}