a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:" (copy 1)";s:8:"bodytext";s:4548:"<h2>Einfach-Direktdosiersysteme SD-Dx</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM und SD-DE. Mit beiden Direktdosiersystemen kÃ¶nnen Ã¼ber die Dosiernadel aus Einwegspritzen - ohne die Verwendung von SchlÃ¤uchen - FlÃ¼ssigkeitstropfen fÃ¼r Pendant Drop oder Sessile Drop-Messungen auf einem Substrat dosiert werden. Das SD-DE wird direkt auf die elektronische MehrÃ­fachÃ­dosierÃ­einrichtung E-MD montiert, wÃ¤hrend das SD-DM als Stand-Alone-System auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus dem Halter mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und einem Verbindungskabel.
<h2>Doppel-Direktdosiersystem DD-DM</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische AnwendungsfÃ¤lle fÃ¼r das Doppel-Direktdosiersystem DD-DM. HiefÃ¼r verwendet man in der Regel Einwegspritzen (DS-D1000SF) in Kombination mit EinwegdosierkanÃ¼len (SNS-D xx). Neben diesen klassischen Anwendungsbeispielen fÃ¼r Direktdosiersysteme kÃ¶nnen auch zwei verschiedene FlÃ¼ssigkeiten fÃ¼r die Bestimmung der freien OberflÃ¤chenenergie auf einem Substrat dosiert werden. Das DD-DM kann direkt auf das BeleuchtungsgehÃ¤use aller OCA-GerÃ¤te montiert werden kann. Bestehend aus zwei Haltern fÃ¼r die Montage der Spritzenmodule mit Feinverstellschrauben fÃ¼r die axiale und horizontale KanÃ¼lenpositionierung und zwei Verbindungskabel. Die Auswahl des jeweiligen Spritzenmoduls ES erfolgt Ã¼ber eine manuelle Schnellverstellung.
<h2>Elektronisches Spritzenmodul ES</h2>
Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 Ãµl/sâ?¦26,4 Ãµl/s) Ã¼ber Software prÃ¤zise einstellbar. Auch als Variante fÃ¼r die Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE verfÃ¼gbar. Erweiterbar mit der Spritzen-Thermostatisiereinrichtung SHD.
<h2>Nanoliter-Dosiersystem</h2>
Hiermit kÃ¶nnen mikroskopisch kleine FlÃ¤chen, wie z. B. Mikroklebefugen, spezifisch benetzt und Ã¼ber die SCA-Software analysiert werden. Das Nanoliter-Dosiersystem (min. Dosiervolumen 1 nl) besteht aus einer Druckkontrolleinheit PCU Nanodrop, die mit bis zu vier Dosierventilen NDV xx ausgestattet werden kann. Die Montage der Dosierventile erfolgt Ã¼ber den Halter DUN/SD-DM fÃ¼r das Direktdosiersystem oder DUN/E-MD fÃ¼r das elektronische Mehrfachdosiersystem E-MD/x plus.
<h2>Picoliter-Dosiersystem</h2>
Das hochinnovative Picoliter-Dosiersystem, bestehend aus Steuerelektronik mit Dosierkopfhalter DUP/xx und Dosierkopf mit Probenflasche PDH xx, ermÃ¶glicht OberflÃ¤chenanalysen sogar im submikroskopischen Bereich. Das minimale Dosiervolumen betrÃ¤gt hier 15 pl.
<h2>NachfÃ¼ll- und Reinigungssystem mit FlÃ¼ssigkeitsabsaugung</h2>
Zum automatischen, softwaregesteuerten FÃ¼llen und SpÃ¼len der Dosierspritzen sowie zum Absaugen der dosierten TestflÃ¼ssigkeit. FÃ¼r den Einsatz mit folgenden Systemkomponenten:
<ul><li>elektronische Mehrfach-Dosiereinrichtung E-MD/4</li><li>bis zu drei elektronische Spritzenmodule ES</li><li>Absaugeinrichtung LPC OCA</li><li>Vakuumpumpe MVP</li></ul>
<h2>Dosierspritzen DS xx</h2>
Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Dosierspritzen:
<ul><li>DS 100/GT Gasdichte 100 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 500/GT Gasdichte 500 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS 1000/GT Gasdichte 1000 Ãµl-PrÃ¤zisionsspritze</li><li>DS-D 1000 1000 Ãµl Einweg-Spritze</li><li>DS-D 1000 SF 1000 Ãµl Einweg-Spritze Silikonfrei</li></ul>
<h2>Dosiernadeln SN xx</h2>
Unser Lager umfasst mehr als 40 verschiedene Dosiernadeln aus Edelstahl, hydrophob beschichtetem Edelstahl und PTFE eingeteilt in Gruppen entsprechend der Standardanwendung der KanÃ¼le:
<ul><li>SNS xx Dosiernadel fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP xx Dosiernadel fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li><li>SNC xx AufwÃ¤rts gebogene Dosiernadel fÃ¼r Captive Bubble Messungen</li><li>SNS-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Sessile Drop Messungen</li><li>SNP-D xx Einweg-Dosiernadeln fÃ¼r Pendant Drop Messungen</li></ul>
<h2>DosierschlÃ¤uche DT xx</h2>
Bei Verwendung der Standard-Dosiersysteme (SD, MD/4, E-MD/x) wird die DosierÃ­nadel mit einem Luer Lock- Schraubadapter LL A (aus Edelstahl) und einem DosierÃ­schlauch DT xx (aus PTFE) mit der Dosierspritze DS xx verbunden. Der Luer Lock- Schraubadapter LL A dient gleichzeitig zur Aufnahme der KanÃ¼le im KanÃ¼lenmagazin des Dosiersystems.
<h2>Hydrophobier-Kit fÃ¼r DosierkanÃ¼len SNS/SNP HY-Kit</h2>
Zum Aufbringen von Spezialschichten zur UnterdrÃ¼ckung der Benetzung der AuÃ?enseite der DosierkanÃ¼le.";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:0:"";s:8:"bodytext";s:4857:"<h2>Elektronische Kippvorrichtung TBU 90E</h2>
Bei der Untersuchung von hydrophoben Materialien stellen Kippvorrichtungen â?? fÃ¼r die Messung des Fortschreit- und RÃ¼ckzugswinkels, des Abrollwinkels sowie der Kontaktwinkelhysterese von liegenden Tropfen â?? eine wichtige GerÃ¤teergÃ¤nzung dar.<br />Die Kippvorrichtung TBU 90E ermÃ¶glicht die vollautomatische DurchfÃ¼hrung von Abrollexperimenten bis zu einem Kippwinkel von maximal 90Ã°; die KippÃ­geschwindigÃ­keit kann individuell eingestellt werden (0,03â?¦2,8 Ã°/s).
<h2>Manueller Kipptisch TBA 60M</h2>
Abrollende Tropfen auf schrÃ¤gen OberflÃ¤chen kÃ¶nnen mit den Kipptischen TBA 60M (manuell) bis zu einem maximalen Kippwinkel von 70Ã° erzeugt werden.
<h2>Elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC</h2>
FÃ¼r das â??Wafer-Mappingâ?? oder fÃ¼r die automatisierte Bestimmung der freien OberÃ­flÃ¤chenÃ­Ã­energie von flachen Proben wie z. B. Wafern, GlasobjekttrÃ¤gern oder optischen Linsen kann der elektronische Drehtisch ETT/VAC mit unterschiedlichen Probeaufnahmen ausgestattet werden. Die Fixierung der Proben auf dem Auflageteller erfolgt Ã¼ber Vakuumansaugung. Nachfolgend eine Auswahl aus dem vielfÃ¤ltigen Angebot an Probeaufnahmen:
<ul><li><strong>WTP 6/VAC</strong>&nbsp;fÃ¼r 6&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 8/VAC</strong>&nbsp;fÃ¼r 8&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 12/VAC</strong>&nbsp;fÃ¼r 12&quot; Wafer</li><li><strong>STP 76-26-8</strong>&nbsp;fÃ¼r 8 Proben 76x26x2 mm</li><li><strong>STP 127x85-2</strong>&nbsp;fÃ¼r 2 Proben 127x85 mm</li><li><strong>STP 130x100-4</strong>&nbsp;fÃ¼r 4 Proben 61x46x0,6 mm</li><li><strong>STP 200-5</strong>&nbsp;fÃ¼r 5 konvexe und planare Glaslinsen</li></ul>
<h2>Manueller Drehtisch MTT</h2>
FÃ¼r den wahlweisen Einsatz mit 2&quot;-, 3&quot;-, 4&quot;-, 5&quot;-, 6&quot;-, 8&quot;-,und 12&quot;-Wafer top plates (WTP xxM) oder kundenspezifischen Probenaufnahmen (<b>STP xxxM or SQT xxxM</b>)
<h2>Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80</h2>
<ul><li><strong>FSH 30</strong>&nbsp;Spezialhalter aus Delrin zur Kontaktwinkelmessung auf dÃ¼nnen Folien, bestehend aus Stempel (D=30 mm) und drei Ringen (ID= 30,0 / 30,1 / 30,2 mm)</li><li><strong>FSC 80</strong>&nbsp;Spezialhalter zur Kontaktwinkelmessung auf Folien oder Papier; Maximale Probenabmessung 80 x 80 x 3 mm</li></ul>
<h2>Halter fÃ¼r Einzelfasern FHO 40plus</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung fÃ¼r eine softwareÃ­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 Ã°C, auch unter SchutzgasatmosphÃ¤re.
<h2>Folientisch mit Magnetleiste FHM 100</h2>
Spezialprobentisch mit WÃ¶lbung fÃ¼r GerÃ¤te der OCA Baureihe fÃ¼r die Befestigung von Folien oder dÃ¼nnem Papier mittels Magnetleiste
<h2>Ansaugplatte SP 100</h2>
FÃ¼r die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer AnsaugflÃ¤che<br />SchlauchanschluÃ? fÃ¼r eine Vakuumpumpe<br />Abmessungen: 100 x 100 mm
<h2>ProbentÃ¶pfe SVL xx und MesskÃ¶rper TPL xx</h2>
ProbekÃ¶rper fÃ¼r die Lamellenmethode
<ul><li>TPL - 3.0 Ã¸ = 3,0 mm)</li><li>TPL - 3.5 Ã¸ = 3,5 mm)</li><li>TPL - 4.0 Ã¸ = 4,0 mm)</li></ul>
Sample vessel for the lamella method
<ul><li>SVL 12/30 HÃ¶he = 12mm, Innen-Ã¸= 30 mm)</li><li>SVL 12/50 HÃ¶he = 12 mm, Innen-Ã¸ = 50 mm)</li><li>SVL 12/70 HÃ¶he = 12 mm, Innen-Ã¸ = 70 mm)</li><li>SVL 24/30 HÃ¶he = 24mm, Innen-Ã¸ = 30 mm)</li></ul>
<h2>GlaskÃ¼vetten GC xx</h2>
GlaskÃ¼vetten aus optischem Spezialglas zur Messung der GrenzflÃ¤chenspannung zwischen zwei FlÃ¼ssigkeiten nach der Pendant Drop-Methode oder des KontaktÃ­winkels eines FlÃ¼ssigkeitstropfens oder einer Gasblase in einer FlÃ¼ssigkeit; E insatzbereich bis 70Ã° C. Auch verfÃ¼gbar aus temperaturwechselbestÃ¤ndigem Spezialglas (GC xxHT) und aus Quarzglas (GC xxQ); Einsatzbereich 70...350Ã° C
<ul><li>GC 10 GlaskÃ¼vette 20 x 20 x 20 mm</li><li>GC 20 GlaskÃ¼vette 20 x 40 x 20 mm</li><li>GC 40 GlaskÃ¼vette 40x 40 x 40 mm</li><li>GC 60 GlaskÃ¼vette 60x 60 x 40 mm</li></ul>
<h2>Kontaktlinsenhalter CL 20</h2>
Halter fÃ¼r die Messung von Kontaktwinkeln an weichen und harten Kontaktlinsen in FlÃ¼ssigkeit, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GlaskÃ¼vette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).
<h2>Kontaktlinsenhalter SCL 21</h2>
Halter fÃ¼r weiche Kontaktlinsen mit justierbarem EinlaÃ?.<br />Halter mit drei unterschiedlichen Radien, um die Kontaktlinse ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GC 20, SNC 052/026).
<h2>Probenhalter fÃ¼r &quot;Captive Bubble&quot;-Messungen SHC 20</h2>
Halter fÃ¼r flache Proben, um die Probe ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GlaskÃ¼vette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}