a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:" (copy 1)";s:8:"bodytext";s:1066:"<h1>OCA 25</h1>
Das videogestÃ¼tzte optische KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 25 ist das vielseitigste Messinstrument fÃ¼r die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 25 ist auch in folgenden Varianten verfÃ¼gbar: OCA 25L und OCA 25LHT.
<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Probentisch in drei Achsen Ã¼ber eine PrÃ¤zisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 25</b>: 220 x ? x 70 mm, 8â??-Wafer on WTP 8/VAC<br /><b>OCA 25L</b>: 330 x ? x 70 mm, 12â??-Wafer on WTP 12/VAC<br /><b>OCA 25LHT</b>: 580 x ? x 160 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/oca/OCA25_V1_1De.pdf _blank>Datenblatt OCA 25</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:"DCAT 11EC";s:8:"bodytext";s:1450:"Das dynamische KontaktwinkelmessgerÃ¤t und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte GerÃ¤t fÃ¼r die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und GrenzflÃ¤chenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11EC besteht aus dem GrundgerÃ¤t mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochprÃ¤zises elektrodynamisches Kompensations-WÃ¤gesystem (WÃ¤gebereich: 100 Ãµg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte HÃ¶henpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; AuflÃ¶sung: 1 Ãµm) der ProbengefÃ¤Ã?e mit variabler Geschwindigkeit (2 Ãµm/s â?¦ 60 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit AnschlÃ¼ssen fÃ¼r zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 Ã°C; 0,01 K AuflÃ¶sung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display fÃ¼r Messwerte, Temperatur und GerÃ¤teinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11EC kann mit allem ZubehÃ¶r aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11EC_V1_7DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}