a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:6:"header";s:24:"Temperierbare Messzellen";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics â??Baukasten-Prinzipâ??. Es kann wahlweise mit einer flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerÃ¼stet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als WÃ¤rmetrÃ¤ger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthÃ¤lt ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkÃ¼hlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
FlÃ¼ssigkeits-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum AnschluÃ? an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostaten FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130Ã° C</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: abhÃ¤ngig vom FlÃ¼ssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle fÃ¼r das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N FÃ¼r Messungen unter oder Ã¼ber Raumtemperatur, z.B. fÃ¼r die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber den PID-TemperaturÃ­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benÃ¶tigt eine FlÃ¼ssigkeitsgegenkÃ¼hlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lÃ¼ssigkeitskÃ¼hlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung fÃ¼r die Messkapillare</li><li>flÃ¼ssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss fÃ¼r Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als MessfÃ¼hler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180Ã° C; Ã±0,1 K</li><li>Aufheiz- und AbkÃ¼hlrate: Ã± 1 K/s</li></ul>";}s:9:"newRecord";a:2:{s:6:"header";s:16:"ZubehÃ¶r SVT 20N";s:8:"bodytext";s:2629:"Hier sehen Sie eine Auswahl an wichtigem ZubehÃ¶r zu Ihrem SVT 20N. Wir legen auch beim ZubehÃ¶r Wert auf perfekte Passgenauigkeit und hÃ¶chste FunktionalitÃ¤t. Denn jedes einzelne ZubehÃ¶rteil wird mit der selben hohen QualitÃ¤t und Sorgfalt konzipiert und hergestellt wie Ihr SVT 20N.
ZubehÃ¶r und Verbrauchsmaterial ist in der Regel lagervorrÃ¤tig und wird schnell und zu fairen Preisen geliefert.
<h2>FEC 622/400-HT</h2>
<ul><li>Schnell wechselbare Kapillare fÃ¼r die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>Auch verfÃ¼gbar mit UV-durchlÃ¤ssigem Glas (FEC 622/400-UV)</li><li>inklusive 5 St. Septen (Material: PTFE)</li><li>Temperaturbereich: -30...180 Ã°C</li><li>Basismodul mit MeÃ?tisch und manuell verstellbarer X-Y- und Z-Achse</li><li>PCA-Aufnahmevorrichtung</li></ul>
<h2>FEC-D und DGC-T bzw. DGC-M</h2>
<ul><li>Halter fÃ¼r Einweg Glas Kapillare fÃ¼r die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE) und einer Einweg Glas Kapillare DGC-T</li></ul>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...130 Ã°C</li><li>AuÃ?endurchmesser: 8,0 mm</li><li>Innendurchmesser: 5,0 mm</li><li>GesamtlÃ¤nge: 110 mm</li><li>nutzbare LÃ¤nge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-M: 3,46 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-T: 4,14 mm</li></ul>
<h2>FEC-D/B und DGC-B</h2>
<ul><li>Halter fÃ¼r Einweg Glas Kapillare fÃ¼r die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE), einer Einweg Glas Kapillare DGC-B und einer BefÃ¼lllungshilfe CFA/B</li></ul>
<b>Unter Verwendung einer FEC-D/B in Kombination mit der Messzelle MC-TPC 180 ist es mÃ¶glich auf Wasser basierende FlÃ¼ssigkeiten bis zu einer Temperatur von 130Ã°C zu messen.</b>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...150 Ã°C</li><li>AuÃ?endurchmesser: 11,8 mm</li><li>Innendurchmesser: 8,5 mm</li><li>GesamtlÃ¤nge: 110 mm</li><li>nutzbare LÃ¤nge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-B: 6,98 mm</li></ul>
<h2>DS-D 10000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lÃ¶sungsmittelbestÃ¤ndig</li><li>VE mit 100 StÃ¼ck</li></ul>
<h2>DS-D 1000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lÃ¶sungsmittelbestÃ¤ndig</li></ul>
<h2>SNS-D/SV</h2>
<ul><li>1000 Ãµl-Einweg-Spritze, silikonfrei, lÃ¶sungsmittelbestÃ¤ndig</li><li>VE mit 100 StÃ¼ck</li></ul>
<h2>DCS-SVT</h2>
Optische Kalibrierstandards aus Polypropylen<br />Satz mit vier StÃ¼ck:
<ul><li>0,8 mm</li><li>1,2 mm</li><li>1,6 mm</li><li>2,0 mm</li></ul>";}}