a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:" (copy 1)";s:8:"bodytext";s:1066:"<h1>OCA 25</h1>
Das videogestÃ¼tzte optische KontaktwinkelmessgerÃ¤t OCA 25 ist das vielseitigste Messinstrument fÃ¼r die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 25 ist auch in folgenden Varianten verfÃ¼gbar: OCA 25L und OCA 25LHT.
<h3>Technische Ausstattung des GrundgerÃ¤tes:</h3>
<ul><li>Probentisch in drei Achsen Ã¼ber eine PrÃ¤zisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer IntensitÃ¤t</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 25</b>: 220 x ? x 70 mm, 8â??-Wafer on WTP 8/VAC<br /><b>OCA 25L</b>: 330 x ? x 70 mm, 12â??-Wafer on WTP 12/VAC<br /><b>OCA 25LHT</b>: 580 x ? x 160 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/oca/OCA25_V1_1De.pdf _blank>Datenblatt OCA 25</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:32:" Thermostatiserungseinrichtungen";s:8:"bodytext";s:1300:"In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur VerfÃ¼gung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem MagnetrÃ¼hrer und Pt100-Temperatursensor, fÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
VerfÃ¼gbar in folgenden StandardgrÃ¶Ã?en:
<ul><li>TV 50 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) FlÃ¼ssigkeits-Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r ProbengefÃ¤Ã?e mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikroÃ­elektronischen RÃ¼hrsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. FÃ¼r Temperaturen von - 10â?¦130 Ã°C zum Anschluss an einen KÃ¤lte-UmwÃ¤lzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung fÃ¼r den Einsatz mit dem dynamischen KontaktwinkelmeÃ?gerÃ¤t und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von FlÃ¼ssigkeiten bei Temperaturen bis 250 Ã°C unter Schutzgas-AtmosphÃ¤re, z.B. fÃ¼r die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe Ã¼ber PID-Regler TC 250. Durchmesser ProbengefÃ¤Ã? 50 mm";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}