
OCA 35
Das OCA 35 ist das Messgerät für die vollautomatische zeitsparende Ermittlung der Benetzbarkeit von festen Oberflächen, der freien Oberflächenenergie von Festkörpern und deren Bestandteile. Die automatisierte Abfolge on Messungen und die video­gestützte, optische Bildverarbeitung erleichtern die schnelle und reproduzierbare Analyse einfacher wie auch komplexer Probenstrukturen â??auf Knopfdruckâ??. Für die Analyse von gröÃ?eren Proben (z.B. 300 mm Wafer) ist das OCA 35L mit langen X- und Y-Achsen verfügbar.
Technische Ausstattung des Grundgerätes:
 Probentisch mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s) hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität max. Probenabmessungen (L x B x H):
OCA 35: 220 x ¤&nbsp;x 70 mm OCA 35L: 450 x ¤&nbsp;x 70 mm

Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:  Das OCA 35 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser Hochtemperaturöfen) erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet: 
  Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale Bild­aufnahmerate 1000 Bilder/s) oder UpHSC 2000 (max. Bildaufnahmerate 2200 Bilder/s)  softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n  Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE  bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ES, Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;µl/sâ?¦26,4&nbsp;µl/s) präzise einstellbar  elektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)  elektronischer Drehtisch mit Vakuum Fixierung ETT/VAC und groÃ?er Auswahl an Probentischen  Temperatur und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦700 °C)  Nachfüll- und Spülsystem mit Flüssigkeitsabsaugung RRS LPC 3/1  Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 35 sind: SCA 20 â?? Kontaktwinkel SCA 21 â?? Oberflächenenergie SCA 22 â?? Oberflächen- und Grenzflächenspannung SCA 23 â?? Lamellenkontur SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation

 Datenblatt OCA 35
