Komponenten und Zubehör
Zu dieser Produktreihe bieten wir eine Vielzahl an Komponenten und ein umfangreiches Zubehörprogramm an.
 DCAT Zubehör
DCAT 11EC
Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte Gerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
Das DCAT 11EC besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:
 hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 100 µg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion softwaregesteuerte Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 1 µm) der ProbengefäÃ?e mit variabler Geschwindigkeit (2 µm/s â?¦ 60 mm/min) automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B) Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC
Das DCAT 11EC kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT.
 Datenblatt DCAT 11EC
