SVT 20 N
Spinning Drop Video Tensiometer
Das Spinning Drop Video Tensio­meter SVT 20N ist ein optisches Spezialgerät für die Messung extrem niedriger Grenzflächenspannungen.&nbsp; Für die Analyse der Tensidwirkung im Rahmen der Emulsionsentwicklung oder der tertiären Ã?lförderung bietet diese Messtechnik einzigartige Möglichkeiten. Die vielfältigen Funktionen des SVT&nbsp;20N in Kombination mit den Softwaremodulen SVTS&nbsp;20, SVTS 21 und SVTS 22 sind:
 automatische Steuerung der elektronischen Kipp­vorrichtung zur Positionierung des rotierenden Tropfens entlang der Drehachse der Kapillare automatische Variation der Rotationsgeschwindigkeit Messung und Auswertung der statischen, zeit- und temperaturabhängigen Grenzflächenspannung (1·10-6&nbsp;â?¦ 2·103&nbsp;mN/m) nach der Spinning&nbsp; Drop-Methode und der Oscillating Spinning&nbsp; Drop-Methode Messung und Auswertung der 2D- und 3D-Dehnrelaxation von viskoelastischen Flüssigkeiten und Flüssigkeitstropfen, die in Membranen eingeschlossen sind Bestimmung der FlieÃ?grenze von flüssigkristallinen Materialien Berechnung des dispersen und polaren Anteils von Flüssigkeiten anhand gemessener Oberflächen- und Grenzflächenspannungen inklusive Fehlergrenzen Berechnung der Geometrie rotierender Tropfen in Bezug auf die optische Achse des Systems
&nbsp; Das SVT 20 N besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:
 hochdynamischer, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit softwaregesteuerter Drehzahlregelung (0 â?¦ 20?000 U/min; ± 0,001 U/min)&nbsp; zur Realisierung von Drehzahlsprüngen (± 2?000 U/min/s) und sinusförmigen Drehzahlvariationen (0,01 â?¦ 200 Hz) für Relaxationsmessungen Hochleistungsobjektiv mit 6fach-Zoom, integriertem stufenlosem Feinfokus und einstellbarem Beobachtungswinkel CCIR-Videomesssystem (768 x 576 Pixel) mit einer maximalen Bildaufnahmerate von 146 Bildern/s Anschluss an PC oder Notebook über USB präzises, schnell und einfach zu bedienendes Kapillarwechselsystem Messzelle mit automatischer,&nbsp; softwaregesteuerter Positions- und Neigungsanpassung hysteresefreie LED-Beleuchtung mit softwaregesteuerter Intensität und Stroboskopfrequenz zur Tropfenbeobachtung in verschiedenen Drehlagen integrierter Touchscreen zur Steuerung der Basisfunktionen automatische Kalibrierfunktion zur Korrektur der optischen Verzerrung durch den Zylinderlinsen-Effekt der Kapillare
 Datenblatt SVT 20 N
