a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:42:"[Translate to Français:] Zubehör SVT 20N";s:8:"bodytext";s:2632:"[] Hier sehen Sie eine Auswahl an wichtigem Zubehör zu Ihrem SVT 20N. Wir legen auch beim Zubehör Wert auf perfekte Passgenauigkeit und höchste Funktionalität. Denn jedes einzelne Zubehörteil wird mit der selben hohen Qualität und Sorgfalt konzipiert und hergestellt wie Ihr SVT 20N.
Zubehör und Verbrauchsmaterial ist in der Regel lagervorrätig und wird schnell und zu fairen Preisen geliefert.
<h2>FEC 622/400-HT</h2>
<ul><li>Schnell wechselbare Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>Auch verfügbar mit UV-durchlässigem Glas (FEC 622/400-UV)</li><li>inklusive 5 St. Septen (Material: PTFE)</li><li>Temperaturbereich: -30...180 °C</li><li>Basismodul mit MeÃ?tisch und manuell verstellbarer X-Y- und Z-Achse</li><li>PCA-Aufnahmevorrichtung</li></ul>
<h2>FEC-D und DGC-T bzw. DGC-M</h2>
<ul><li>Halter für Einweg Glas Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE) und einer Einweg Glas Kapillare DGC-T</li></ul>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...130 °C</li><li>AuÃ?endurchmesser: 8,0 mm</li><li>Innendurchmesser: 5,0 mm</li><li>Gesamtlänge: 110 mm</li><li>nutzbare Länge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-M: 3,46 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-T: 4,14 mm</li></ul>
<h2>FEC-D/B und DGC-B</h2>
<ul><li>Halter für Einweg Glas Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE), einer Einweg Glas Kapillare DGC-B und einer Befülllungshilfe CFA/B</li></ul>
<b>Unter Verwendung einer FEC-D/B in Kombination mit der Messzelle MC-TPC 180 ist es möglich auf Wasser basierende Flüssigkeiten bis zu einer Temperatur von 130°C zu messen.</b>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...150 °C</li><li>AuÃ?endurchmesser: 11,8 mm</li><li>Innendurchmesser: 8,5 mm</li><li>Gesamtlänge: 110 mm</li><li>nutzbare Länge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-B: 6,98 mm</li></ul>
<h2>DS-D 10000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li><li>VE mit 100 Stück</li></ul>
<h2>DS-D 1000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li></ul>
<h2>SNS-D/SV</h2>
<ul><li>1000 µl-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li><li>VE mit 100 Stück</li></ul>
<h2>DCS-SVT</h2>
Optische Kalibrierstandards aus Polypropylen<br />Satz mit vier Stück:
<ul><li>0,8 mm</li><li>1,2 mm</li><li>1,6 mm</li><li>2,0 mm</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:15:"SVT Accessories";s:8:"bodytext";s:4374:"Here you will find a selection of the most common accessories to the SVT 20N. We attach importance to perfect precision of fit and the highest functionality. Every accessory part is designed and manufactured with the same quality and accuracy as the SVT 20N. Spares and accessories are usually held, in stock, and will be delivered at short notice, at reasonable prices.
Fast exchange capillary FEC 622/400-HT with septa
<h2>FEC 622/400-HT</h2>
Fast exchange capillary for use with SVT 20N in combination with MC-TFC 130 and MC-TPC 180.<br />Also available made of special UV permeable glass (FEC 622/400-UV).
<ul><li>inclusive of 5 Septa (Material: PTFE)</li><li>Temperature range -30 to 180 °C.</li></ul>
<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=1140&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2013+by+Dataphysics _blank></link>Fast exchange capillary FEC-D/B with disposable capillary DGC-B in comparisson to FEC-D (below)
<h2>FEC-D/B with DGC-B</h2>
Holder for Disposable Glass Capillary for use with an upMC-TPC 180/B or upMC-TFC 130/B<br />inclusiv one Injection cap, 5 Septa (Material: PTFE), one Disposable Glass Capillary DGC-B and one Capillary filling accessory CFA/B<br /><b><br />Also for measurement of waterbased solution at 130°C (pressurized system) in combination with measuring cell MC-TPC 180.</b><br />-Temperature range -30...150 °C<br />- outer diameter 11,8 mm<br />- inner diameter 6,89 mm<br />- total length of capillary 110 mm<br />- working length (optically) 60 mm<br />- inner diameter of DGC-B: 6,98 mm<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=1138&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2013+by+Dataphysics _blank></link>Fast exchange capillary FEC-D and disposable glass capillary DGC-T
<h2>FEC-D with DGC-T or DGC-M</h2>
Holder for Disposable Glass Capillary for use with the measuring cell MC-TPC 180 or MC-TFC 130.<br />inclusiv one Injection cap, 5 Septa (Material: PTFE) and one Disposable Glass Capillary DGC-T<br />-Temperature range -30...130 °C<br />- outer diameter 8.0 mm<br />- inner diameter 5.0 mm<br />- total length of capillary 110 mm<br />- working length (optically) 60 mm<br />- inner diameter of DGC-M: 3,46 mm<br />- inner diameter of DGC-T: 4,14 mm<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=496&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2009+by+Dataphysics _blank></link>Fast exchange capillary FEC 780/400-P
<h2>FEC 780/400-P</h2>
Cost effective fast exchange capillariy made of polymer for use with the optional injection cap IC-FEC. For use with SVT 20N in combination with MC-TFC 130 and MC-TPC 180.
<ul><li>Temperature range 0 to 60 °C.</li></ul>
<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=522&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2009+by+Dataphysics _blank></link>Electronic syringe modul ES-S
<h2>ES-S</h2>
Electronic syringe module, motor-driven and software controlled.<br />Consisting of stepper motor with electronics, syringe support, gastight 500<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=503&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2009+by+Dataphysics _blank></link>Dosing accessories for ES-S
<h2>Dosing accessories for ES-S</h2>
<h3>DS 500/GT</h3>
Gas tight 500 µl syringe.

<h3>DT 400/03</h3>
Dosing tube made of PTFE, length 400 mm,&nbsp; inner diameter 0.3 mm Luer-Lock connectors for syringe (DS) and dosing needle (SNS).

<h3>SNS-D/SV</h3>
Disposable dosing needle, outer diameter 0.60mm, length 80.0 mm.<br /><i>(Set with 100 pieces).<br /></i>
<h3>LL A</h3>
Luer-Lock connector.<br />DS-D 10000 SF
<h2>DS-D 10000 SF</h2>
Disposable 10 ml syringe; silicone free, solvent resistant.<br /><i>(Set of 100 pieces).</i><br />DS-D 1000 SF and SNS-D/SV
<h3>DS-D 1000 SF</h3>
Disposable 1000 µl syringe; silicone free, solvent resistant.<br /><i>(Set of 100 pieces).<br /></i>
<h3><br />SNS-D/SV</h3>
Disposable needle outer diameter 0.60 mm, length 80.0 mm..<br /><i>(Set of 100 pieces)</i>.<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=491&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2009+by+Dataphysics _blank></link>Calibration standards DCS-SVT
<h3>DCS-SVT</h3>
Diameter calibration standard<br /><i>Set of four pieces:</i>
<ul><li>0.8 mm</li><li>1.2 mm</li><li>1.6 mm</li><li>2.0 mm</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:3190:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:16:"Zubehör SVT 20N";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2629:"Hier sehen Sie eine Auswahl an wichtigem Zubehör zu Ihrem SVT 20N. Wir legen auch beim Zubehör Wert auf perfekte Passgenauigkeit und höchste Funktionalität. Denn jedes einzelne Zubehörteil wird mit der selben hohen Qualität und Sorgfalt konzipiert und hergestellt wie Ihr SVT 20N.
Zubehör und Verbrauchsmaterial ist in der Regel lagervorrätig und wird schnell und zu fairen Preisen geliefert.
<h2>FEC 622/400-HT</h2>
<ul><li>Schnell wechselbare Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>Auch verfügbar mit UV-durchlässigem Glas (FEC 622/400-UV)</li><li>inklusive 5 St. Septen (Material: PTFE)</li><li>Temperaturbereich: -30...180 °C</li><li>Basismodul mit MeÃ?tisch und manuell verstellbarer X-Y- und Z-Achse</li><li>PCA-Aufnahmevorrichtung</li></ul>
<h2>FEC-D und DGC-T bzw. DGC-M</h2>
<ul><li>Halter für Einweg Glas Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE) und einer Einweg Glas Kapillare DGC-T</li></ul>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...130 °C</li><li>AuÃ?endurchmesser: 8,0 mm</li><li>Innendurchmesser: 5,0 mm</li><li>Gesamtlänge: 110 mm</li><li>nutzbare Länge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-M: 3,46 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-T: 4,14 mm</li></ul>
<h2>FEC-D/B und DGC-B</h2>
<ul><li>Halter für Einweg Glas Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE), einer Einweg Glas Kapillare DGC-B und einer Befülllungshilfe CFA/B</li></ul>
<b>Unter Verwendung einer FEC-D/B in Kombination mit der Messzelle MC-TPC 180 ist es möglich auf Wasser basierende Flüssigkeiten bis zu einer Temperatur von 130°C zu messen.</b>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...150 °C</li><li>AuÃ?endurchmesser: 11,8 mm</li><li>Innendurchmesser: 8,5 mm</li><li>Gesamtlänge: 110 mm</li><li>nutzbare Länge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-B: 6,98 mm</li></ul>
<h2>DS-D 10000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li><li>VE mit 100 Stück</li></ul>
<h2>DS-D 1000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li></ul>
<h2>SNS-D/SV</h2>
<ul><li>1000 µl-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li><li>VE mit 100 Stück</li></ul>
<h2>DCS-SVT</h2>
Optische Kalibrierstandards aus Polypropylen<br />Satz mit vier Stück:
<ul><li>0,8 mm</li><li>1,2 mm</li><li>1,6 mm</li><li>2,0 mm</li></ul>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}}