DCAT 11
Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11 ist das Standardgerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
Das DCAT 11 besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:
 hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 10 µg â?¦ 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion softwaregesteuerte, motorische Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 0,1 µm) der ProbengefäÃ?e mit variabler Geschwindigkeit (0,74 µm/s â?¦ 500 mm/min) automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 â?¦ +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B) Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC
Das DCAT 11 kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, auÃ?er der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT.
 Datenblatt DCAT 11
