
OCA 25
Das videogestützte optische Kontaktwinkelmessgerät OCA 25 ist das vielseitigste Messinstrument für die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 25 ist auch in folgenden Varianten verfügbar: OCA 25L und OCA 25LHT.
Technische Ausstattung des Grundgerätes:
 Probentisch in drei Achsen über eine Präzisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s) hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität max. Probenabmessungen (L x B x H):
OCA 25: 220 x ¤&nbsp;x 70 mm, 8â??-Wafer on WTP 8/VAC OCA 25L: 330 x ¤&nbsp;x 70 mm, 12â??-Wafer on WTP 12/VAC OCA 25LHT: 580 x ¤&nbsp;x 160 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800

Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten: Das OCA 25 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet:
 Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpHSV1220 (maximale Bild­aufnahmerate 1220 Bilder/s) oder UpHSV3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s) softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MDr für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/sâ?¦174&nbsp;µl/s) präzise einstellbar elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°) Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦1800 °C, Vakuum- und Druckmesszellen) groÃ?es Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter für Einzelfasern FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit veränderbarer Ansaugfläche Oscillating Drop Generator ODG 20 für die Messung der Oberflächenelastizität und für Relaxationsuntersuchungen an Phasengrenzen Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von liegenden und hängenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 25 sind: SCA 20 â?? Kontaktwinkel SCA 21 â?? Oberflächenenergie SCA 22 â?? Oberflächen- und Grenzflächenspannung SCA 23 â?? Lamellenkontur SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation

 Datenblatt OCA 25
