
Elektronische Kippvorrichtung TBU 90E
Bei der Untersuchung von hydrophoben Materialien stellen Kippvorrichtungen â?? für die Messung des Fortschreit- und Rückzugswinkels, des Abrollwinkels sowie der Kontaktwinkelhysterese von liegenden Tropfen â?? eine wichtige Geräteergänzung dar. Die Kippvorrichtung TBU 90E ermöglicht die vollautomatische Durchführung von Abrollexperimenten bis zu einem Kippwinkel von maximal 90°; die Kipp­geschwindig­keit kann individuell eingestellt werden (0,03â?¦2,8 °/s).
Manueller Kipptisch TBA 60M
Abrollende Tropfen auf schrägen Oberflächen können mit den Kipptischen TBA 60M (manuell) bis zu einem maximalen Kippwinkel von 70° erzeugt werden.
Elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC
Für das â??Wafer-Mappingâ?? oder für die automatisierte Bestimmung der freien Ober­flächen­­energie von flachen Proben wie z. B. Wafern, Glasobjektträgern oder optischen Linsen kann der elektronische Drehtisch ETT/VAC mit unterschiedlichen Probeaufnahmen ausgestattet werden. Die Fixierung der Proben auf dem Auflageteller erfolgt über Vakuumansaugung. Nachfolgend eine Auswahl aus dem vielfältigen Angebot an Probeaufnahmen:
 WTP 6/VAC&nbsp;für 6&quot; Wafer WTP 8/VAC&nbsp;für 8&quot; Wafer WTP 12/VAC&nbsp;für 12&quot; Wafer STP 76-26-8&nbsp;für 8 Proben 76x26x2 mm STP 127x85-2&nbsp;für 2 Proben 127x85 mm STP 130x100-4&nbsp;für 4 Proben 61x46x0,6 mm STP 200-5&nbsp;für 5 konvexe und planare Glaslinsen
Manueller Drehtisch MTT
Für den wahlweisen Einsatz mit 2&quot;-, 3&quot;-, 4&quot;-, 5&quot;-, 6&quot;-, 8&quot;-,und 12&quot;-Wafer top plates (WTP xxM) oder kundenspezifischen Probenaufnahmen (STP xxxM or SQT xxxM)
Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80
 FSH 30&nbsp;Spezialhalter aus Delrin zur Kontaktwinkelmessung auf dünnen Folien, bestehend aus Stempel (D=30 mm) und drei Ringen (ID= 30,0 / 30,1 / 30,2 mm) FSC 80&nbsp;Spezialhalter zur Kontaktwinkelmessung auf Folien oder Papier; Maximale Probenabmessung 80 x 80 x 3 mm
Halter für Einzelfasern FHO 40plus
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung für eine software­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 °C, auch unter Schutzgasatmosphäre.
Folientisch mit Magnetleiste FHM 100
Spezialprobentisch mit Wölbung für Geräte der OCA Baureihe für die Befestigung von Folien oder dünnem Papier mittels Magnetleiste
Ansaugplatte SP 100
Für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer Ansaugfläche SchlauchanschluÃ? für eine Vakuumpumpe Abmessungen: 100 x 100 mm
Probentöpfe SVL xx und Messkörper TPL xx
Probekörper für die Lamellenmethode
 TPL - 3.0 ø = 3,0 mm) TPL - 3.5 ø = 3,5 mm) TPL - 4.0 ø = 4,0 mm)
Sample vessel for the lamella method
 SVL 12/30 Höhe = 12mm, Innen-ø= 30 mm) SVL 12/50 Höhe = 12 mm, Innen-ø = 50 mm) SVL 12/70 Höhe = 12 mm, Innen-ø = 70 mm) SVL 24/30 Höhe = 24mm, Innen-ø = 30 mm)
Glasküvetten GC xx
Glasküvetten aus optischem Spezialglas zur Messung der Grenzflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten nach der Pendant Drop-Methode oder des Kontakt­winkels eines Flüssigkeitstropfens oder einer Gasblase in einer Flüssigkeit; E insatzbereich bis 70° C. Auch verfügbar aus temperaturwechselbeständigem Spezialglas (GC xxHT) und aus Quarzglas (GC xxQ); Einsatzbereich 70...350° C
 GC 10 Glasküvette 20 x 20 x 20 mm GC 20 Glasküvette 20 x 40 x 20 mm GC 40 Glasküvette 40x 40 x 40 mm GC 60 Glasküvette 60x 60 x 40 mm
Kontaktlinsenhalter CL 20
Halter für die Messung von Kontaktwinkeln an weichen und harten Kontaktlinsen in Flüssigkeit, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (Glasküvette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).
Kontaktlinsenhalter SCL 21
Halter für weiche Kontaktlinsen mit justierbarem EinlaÃ?. Halter mit drei unterschiedlichen Radien, um die Kontaktlinse ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GC 20, SNC 052/026).
Probenhalter für &quot;Captive Bubble&quot;-Messungen SHC 20
Halter für flache Proben, um die Probe ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (Glasküvette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).

Probenpositionier- und haltesysteme
Im OCA-Baukasten finden Sie ein groÃ?es Programm von Probenpositioniersystemen wie manuelle und elektronische Drehtische und Kippvorrichtungen sowie vielfältige Probenhaltesysteme wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter für Einzelfasern FHO 40 plus oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit veränderbarer Ansaugfläche.
