OCA 50Pro
Das OCA 50Pro ist das Messgerät für die vollautomatische zeitsparende Ermittlung der Benetzbarkeit von festen Ober­flächen, der freien Oberflächenenergie von Festkörpern und deren Bestandteile. Die automatisierte Abfolge von Messungen und die video­gestützte, optische Bildverarbeitung erleichtern die schnelle und reproduzierbare Analyse einfacher wie auch komplexer Probenstrukturen&nbsp; â??auf Knopfdruckâ??. Für die Analyse von gröÃ?eren Proben (z.B. 300&nbsp;mm Wafer) ist das OCA 50 Pro L mit langen X- und Y-Achsen verfügbar. 
Technische Ausstattung des Grundgerätes:
 
 Probentisch mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s) hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität max. Probenabmessungen (L x B x H):&nbsp; OCA 50 Pro: 220 x ¤ x 70 mm
Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:
Das OCA 50 Pro ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser Hochtemperaturöfen) erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet:
 Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem upHSV 1220 (maximale Bild­aufnahmerate 1220 Bilder/s) oder upHSV 3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s) softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/sâ?¦174&nbsp;µl/s) präzise einstellbar elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°) elektronischer Drehtisch mit Vakuum Fixierung ETT/VAC und groÃ?er Auswahl an Probentischen Temperatur und Umweltkontrollsysteme (-30â?¦700 °C) Nachfüll- und Spülsystem mit Flüssigkeitsabsaugung RRS LPC 3/1 Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 50 Pro sind: SCA 20 â?? Kontaktwinkel SCA 21 â?? Oberflächenenergie SCA 22 â?? Oberflächen- und Grenzflächenspannung SCA 23 â?? Lamellenkontur SCA 26 â?? Oszillation / Relaxation
 Datenblatt OCA 50 Pro
