HGC 20EC
 Ein Trockenmittelbehälter Farbiges Trockenmittel für die einfache optische Beurteilung Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig
 mehr erfahren
HGC 20
 Automatische Trocknung des Trockenmittels durch eingebaute Heizung in zwei abwechselnd verwendeten Trockenmittelbehältern
 mehr erfahren
HGC 30
 Automatische Trocknung des Trockenmittels durch eingebaute Heizung in zwei abwechselnd verwendeten Trockenmittelbehältern Zusätzliche externe Gasversorgung mit eingebautem Druckregler Integrierter Durchflussregler; kalibriert für N2 und Ar
 mehr erfahren
Zubehör / Verbrauchsmaterial
 Zubehör für die Verwendung mit den OCA Kontaktwinkelmessgeräten Verbrauchsmaterial
 mehr erfahren
Software SCH
 Für die Steuerung der relativen Luftfeuchte mit einem Feuchtegenerator der HGC Serie
 mehr erfahren
Feuchtegenerator HGC
Der&nbsp;Feuchtegenerator&nbsp;HGC&nbsp;20EC wurde für die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft für einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt. Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten Trockenmittelbehälter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den â??direkt in der Messzelle eingebauten â?? Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten Wasserbehälter. Die nun feuchte Luft wird über den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
