Probenhalter und Messkörper
An die Tensiometer von DataPhysics kann eine Vielzahl unterschiedlicher Probengeometrien adaptiert werden. Ob für Folien, Platten, Fasern, Pulver oder für magnetische und gewebeartige Materialien - hier findet sich für die vielfältigen Bedürfnisse unserer Anwender immer etwas Passendes. Und falls nicht, fragen Sie uns (entweder direkt oder füllen Sie das&nbsp; Kontaktformular&nbsp;aus) nach Sondervarianten der Geräte und des Zubehörs. Meist können wir nach Kundenwunsch eine Anpassung durchführen.
RG 11
Du Noüy-Ring aus Platin-Iridium nach DIN 53914
 Ringhöhe: 25 mm Ringdurchmesser: 18,7 mm Drahtdicke: 0,37 mm
RG 10
Du Noüy-Ring aus Platin-Iridium für 0,2 ml Probenvolumen
 Ringhöhe: 6 mm Ringdurchmesser: 10 mm Drahtdicke: 0,3 mm
PT 9
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
 Länge: 10 mm Breite: 9,95 mm Dicke: 0,2 mm
PT 11
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
 Länge: 10 mm Breite: 19,9 mm Dicke: 0,2 mm
PT 10
Zylindrische Platte aus Platin-Iridium für 0,2 ml Probenvolumen
 Innendurchmesser: 6,2 mm AuÃendurcmesser: 6,6 mm Zylinderhöhe: 10 mm
DIS 11
Dichtebestimmungsset bestehend aus:
 Spezialhalter aus Platin-Iridium (80/20) Tauchkörper aus Silizium
PP 11
Prüfkörper für Penetrationsversuche zur Messung von FlieÃgrenzen in Gelen, Pasten usw.
SC 11
Sedimentationskegel für die Analyse von PartikelgröÃen und Sedimentationsraten
PUR 11
Zubehörsatz für die Messung der Adsorptions- und Benetzungseigenschaften von pulverförmigen Proben Bestehend aus:
 Spezialadapter für ProbengefäÃ aus Glas 1 ProbengefäÃ aus Glas für Pulvermessungen
GT 11
Satz mit fünf ProbengefäÃen aus Glas
FH 11
Spezial-Probenhalter zur Untersuchung des Benetzungsverhaltens von benetzbaren Materialien wie Faserbündel, Textilproben und Non-Woven
GT 11
Satz mit fünf ProbengefäÃen aus Glas
FP 12
Filterpapier für FH 11
FO 11
Spezial-Probenhalter für Folien
PSH 11
Spezial-Probenhalter für Festkörper in Plattenform
FH 12
Probenhalter für Einzelfasern zur Aufnahme von Einzelfasern mit einem Durchmesser von minimal 10 µm
FH 13
Probenhalter für Einzelfasern zur Aufnahme von mehreren Einzelfasern bis zu 3 µm Durchmesser.
Glue FH 12/13
Flüssiger Klebstoff für die Erneuerung der Klebefläche des FH 12 sowie FH 13
 1 Flasche a 20ml 
