
SHD
Thermostatisiereinrichtung für die Temperierung einer gasdichten Spritze DS xx/GT oder einer Einwegspritze bis 90 °C zur Montage in dem elektronischen Spritzenmodul ES in Verbindung mit einem Flüssigkeitsthermostaten.
TFC 100
Flüssigkeit-Thermostatisiereinrichtung für Temperaturen von - 10â¦130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat sowie an eine Schutzgasversorgung. Der Dreifach-Diffusor TDI 100 ist ein empfohlenes Zubehörteil für Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TFC 100 ist mit einem Feuchte­sensor erweiterbar.
TPC 150
Thermostatisiereinrichtung mit Peltiersystem für eine softwaregesteuerte Kontrolle der Temperatur von -30â¦160 °C (Aufheiz- und Abkühlrate ±1 K/s), auch unter Schutzgasatmosphäre. Der Dreifach-Diffusor TDI 150 ist ein empfohlenes Zubehörteil für Betriebstemperaturen unter Raumtemperatur, um Kondensation durch einen trockenen Gasstrom am Kammerfenster zu verhindern. Die TPC 150 ist mit einem Feuchte­sensor erweiterbar.
TEC 300 XL
Für die Benutzung mit den XL-Varianten der OCA Messgeräte. Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung für eine manuelle Kontrolle der Temperatur bis zu 300 °C, auch unter Schutzgasatmosphäre. Die Kammertemperatur wird in der SCA-Software in Kombination mit Kontaktwinkelmessung protokolliert.
TEC 400
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung für eine software­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 400 °C, auch unter Schutzgasatmosphäre.
TEC 700
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung für eine software­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 °C, auch unter Schutzgasatmosphäre.
NHD 400 / NHD 700
Die NHD 400 und NHD 700 sind elektrische Kanülen-Heizsysteme für die Erzeugung von Tropfen bei einer Temperatur von bis zu 400 °C bzw. 700 °C (z. B. Polymere und Hotmelts, geschmolzenes Metall, etc.). Ebenso können extrem zähe Copolymere mit Viskositäten im kPas Bereich, z.B. mit Elastomer-Komponenten, leicht dosiert werden.
MTFQ 1200
Hochtemperaturrohrofen für Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch für Messungen unter Schutzgas-Atmosphäre bei bis zu 1200°C.
HTFC 1500/1700
Hochtemperaturrohrofen für Messungen im Hochtemperaturbereich, z.B. an Loten, Halbleitern, Legierungen und Glasschmelzen, auch für Messungen unter Schutzgas-Atmosphäre bei bis zu 1500/1700 °C
HTFC 1500/1800 HV
Elektrisch beheizter Hochtemperaturofen mit Hochvakuum zur Verwendung mit einem OCA 15LHT-SV Max. Temperatur 1500/1800 °C und max. 1 mPa Vakuum
PMC 50S
Druckmesszelle mit Sichtfenstern aus optischem Saphirglas, für Kontaktwinkelmessungen nach der Sessile Drop- und Captive Bubble-Methode und für die Messung der Oberflächenspannung in Flüssig-/Gas-Systemen und für Grenzflächenspannungen in Flüssig-/Flüssig-Systemen. Mit vier Dosierkanülen für Sessile &amp; Captive sowie Pendant Drop Messungen, mit vier verschiedenen Einspritzflüssigkeiten. Ãusseres Zwei-Ebenen Druck-Zufuhr-System. Die erste Druckebene kontrolliert den Druck der Primär-Einfüllflüssigkeit. Der höhere, zweite Druck ist notwendig für die Injektion der MeÃflüssigkeit/en. Druckbereich: 0,03 ... 50 bar Max. Temperatur: 80 °C
HGC 20EC/20/30
Für die automatiserte Regelung der Feuchte von reiner Umgebungsluft, Stickstoff, Argon oder anderer Edelgase in thermostatisierten Messzellen.
Mehr Informationen über den&nbsp; Feuchtegenerator HGC

Zubehör für die Klima- und Temperaturkontrolle
Dataphysics bietet eine Vielzahl an Klima- und Temperaturkontroll­systemen als Zubehör zu den OCA-Geräten an. Diese Systeme erlauben die Messung aller Grenzflächenparameter für die verschiedensten Anwendungen bei Temperaturen von -30â¦1800 °C und von Hochvakuum- zu Hochdruckatmosphären. Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und andere physikalische Parameter können direkt vom OCA-Messgerät oder von einem zusätzlichen Messgerät, das direkt am PC angeschlossen ist, erfasst werden.
