Software-Module
Software für effizientes Arbeiten
Die intuitiv bedienbare SCAT-Software unterstützt Sie in der Benutzung des DCAT durch die einfache Definition von Messabläufen und beim Erfassen und Auswerten von Daten. Die SCAT-Software kann als modulares Programm für die Betriebssysteme Windows 7®,&nbsp; Windows Vista®&nbsp;sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden, unter Windows XP®&nbsp;/SP3 nur im 32-bit Modus. Die verfügbaren Module sind:SCAT 31
SCAT 31
 Messung der statischen, zeit- und temperatur­abhängigen Ober- und Grenzflächenspannungen nach der Du Noüy-Ring-Methode und der Wilhelmy-Platten-Methode automatische Ring-Korrektur nach Zuidema &amp; Waters, Mason &amp; Huh und Harkins &amp; Jordan Gas-, Flüssigkeits- und Festkörperdatenbank
SCAT 32
 kraftbasierte Bestimmung des dynamischen Kontaktwinkels prismatischer oder zylindrischer Festkörper (z. B. Platten, Filme, Stäbe und einzelne Fasern) sowie der benetzten Länge nach der Wilhelmy-Methode Adsorptionsmessung von Pulvern und Faserbündeln; Berechnung des gemittelten Kontaktwinkels nach der modifizierten und erweiterten Washburn-Methode Analyse der freien Oberflächenenergie sowie deren Komponenten (z. B. disperse, polare und Wasserstoffbrücken- bzw. Säure-/Base-Anteile) nach neun verschiedenen Theorien Berechnung und Darstellung von âWetting Envelopeâ- und Adhäsions/Kontaktwinkel-Diagrammen
SCAT 33
 automatisierte Bestimmung der Kritischen Mizellbildungskonzentration (CMC) von Tensiden Berechnung der minimalen Oberflächenspannung aus Synergieeffekten von Tensidgemischen Berechnung des Platzbedarfs pro Molekül an der Grenzfläche Berechnung der freien Adsorptionsenergie nach Gibbs Berechnung des Oberflächenexzesses automatische Steuerung der Dosiereinheiten LDU x/x für additive und subtraktive Dosierung
SCAT 34
 Dichtebestimmung von Flüssigkeiten
SCAT 35
 Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeit Messung der Penetrationskraft auf elastischen Gelen, Leim etc. Messung des Penetrationswiderstands und der Penetrationsgeschwindigkeit
