a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:8:"HGC 20EC";s:8:"bodytext";s:1395:"Der Feuchtegenerator HGC 20EC wurde für die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft für einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.
Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten Trockenmittelbehälter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den âdirekt in der Messzelle eingebauten â Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten Wasserbehälter. Die nun feuchte Luft wird über den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
<h3>Haupteigenschaften:</h3>
<ul><li>Unabhängige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer Wasserbehälter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung über eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Ein Trockenmittelbehälter (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 0,5 kg)</li><li>Farbiges Trockenmittel für die einfache optische Beurteilung</li><li>Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig</li></ul>
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/hgc-20ec.html#>Datenblatt HGC 20EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:35:"Zubehör und Verbrauchsmaterial HGC";s:8:"bodytext";s:1568:"Auch das HGC folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics âBaukasten-Prinzipâ. Es kann mit allen Kontaktwinkelmessgeräten der OCA Serie verwendet werden. Alle neuen (ab 2012) Thermostatisierkammern TFC 100 (flüssigkeitstemperiert) und TPC 100 (Peltier-temperiert) sind bereits für die Verwendung mit einem HGC vorbereitet. Alle älteren (nicht bereits vorbereiteten) TFC 100 oder TPC 150 können leicht umgerüstet werden mit einer neuen Haube UpTFC-HGC für die TFC 100 oder UpTPC-HGC für die TPC 150.
Für andere Anwendungen, Messapplikationen und Messzellen, für die Sie hier keine Lösung finden, fragen Sie uns gerne auch nach Sondervarianten der Geräte und des Zubehörs. Die Anpassung der Komponenten an Ihre Bedürfnisse ist eine unserer Stärken, bitte sprechen Sie uns direkt an oder füllen Sie das Kontaktformular aus.
<h2>Trockenmittel für HGC 20/30</h2>
Flasche mit UOP Molekularsieb 700 ml
<h2>Trockenmittel für HGC 20EC</h2>
Flasche mit Silica Gel Orange 700 ml
<h2>UpTFC-HGC</h2>
Aufrüstkit für eine existierende Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung TFC 100 für den Anschluss eines HGC 20EC, HGC 20, oder HGC 30
Bestehend aus:
<ul><li>neuer oberer Abdeckung vorbereitet für die Montage des Sensoradapters und des Steckanschlusses</li></ul>
<h2>UpTPC-HGC</h2>
Aufrüstkit für eine existierende Peltier-Thermostatisiereinrichtung TPC 150 für den Anschluss eines HGC 20EC, HGC 20, oder HGC 30
Bestehend aus:
<ul><li>neuer oberer Abdeckung vorbereitet für die Montage des Sensoradapters und des Steckanschlusses</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}