
OCA 20
Das videogestützte optische Kontaktwinkelmessgerät OCA 20 ist das vielseitigste Messinstrument für die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 20 ist auch in folgenden Varianten verfügbar: OCA 20/6, OCA 20L, OCA 20LH, OCA 20 XL und OCA 20LHT.
Technische Ausstattung des Grundgerätes:
 Probentisch in drei Achsen über eine Präzisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s) hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität max. Probenabmessungen (L x B x H):
OCA 20: 220 x ¤ x 70 mm OCA 20L: 330 x ¤ x 70 mm OCA 20LH: 330 x ¤ x 225 mm OCA 20XL: 410 x ¤ x 70 mm OCA 20LHT: 330 x ¤ x 70 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800
Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten: Das OCA 20 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet:
 Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale Bild­aufnahmerate 1000 Bilder/s) oder UpHSC 2000 (max. Bildaufnahmerate 2200 Bilder/s) softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ES, Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;µl/sâ¦26,4&nbsp;µl/s) präzise einstellbar elektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°) Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30â¦1800 °C, Vakuum- und Druckmesszellen) groÃes Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter für Einzelfasern FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit veränderbarer Ansaugfläche Oscillating Drop Generator ODG 20 und ODG 20P für die Messung der Oberflächenelastizität und für Relaxationsuntersuchungen an Phasengrenzen Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von liegenden und hängenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 20 sind: SCA 20 â Kontaktwinkel SCA 21 â Oberflächenenergie SCA 22 â Oberflächen- und Grenzflächenspannung SCA 23 â Lamellenkontur SCA 26 â Oszillation / Relaxation 
 Datenblatt OCA 20
