a:2:{s:9:"oldRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:1454:"Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11 ist das Standardgerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11 besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 10 µg … 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte, motorische Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 0,1 µm) der Probengefäße mit variabler Geschwindigkeit (0,74 µm/s … 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 … +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11 kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, außer der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11_V1_6DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11</link>";}s:9:"newRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:1400:"Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11 ist das Standardgerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11 besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 10 µg … 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte, motorische Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 0,1 µm) der Probengefäße mit variabler Geschwindigkeit (0,74 µm/s … 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 … +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11 kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, außer der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link file:326 - download "Initiates file download">Datenblatt DCAT 11</link>";}}