a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:32:"[Translate to English:] HGC 20EC";s:8:"bodytext";s:1398:"[] Der Feuchtegenerator HGC 20EC wurde für die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft für einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.
Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten Trockenmittelbehälter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den –direkt in der Messzelle eingebauten – Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten Wasserbehälter. Die nun feuchte Luft wird über den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
<h3>Haupteigenschaften:</h3>
<ul><li>Unabhängige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer Wasserbehälter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung über eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Ein Trockenmittelbehälter (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 0,5 kg)</li><li>Farbiges Trockenmittel für die einfache optische Beurteilung</li><li>Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig</li></ul>
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/hgc-20ec.html#>Datenblatt HGC 20EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:27:"a:1:{s:6:"hidden";s:1:"0";}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:8:"HGC 20EC";s:8:"bodytext";s:1145:"The humidity generator HGC 20EC is designed for the automated regulation of the relative humidity of ambient clean air for a wide range of applications.&nbsp;<br />It is easily connectable to any temperature controlled measuring chamber (OCA, TGA, TMA, DSC etc.).<br />The ambient air first flows through the integrated desiccant reservoir. An electronic valve, controlled by the humidity and temperature sensor –directly mounted in the measuring chamber– diverts some air through the heated water reservoir before it flows through the heated connection tube.<br /><b>Main features</b>
<ul><li>Stand alone generation of dry air without an external pressurized gas supply</li><li>Heated water reservoir</li><li>Heated connection gas tube (transfer line) to thermal chamber to avoid condensation</li><li>Easy control via touch-screen or optional software</li><li>Serial RS 485 or USB interface</li><li>Calculation of dew point in the measuring chamber</li><li>One desiccant reservoir (stored desiccant amount about 0.5 kg)</li><li>Coloured desiccant for visual Inspection</li><li>External regeneration of desiccant in oven necessary</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:1915:"a:20:{s:6:"hidden";s:1:"0";s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";s:6:"header";s:8:"HGC 20EC";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:1395:"Der Feuchtegenerator HGC 20EC wurde für die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft für einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.
Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.). Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten Trockenmittelbehälter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den –direkt in der Messzelle eingebauten – Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten Wasserbehälter. Die nun feuchte Luft wird über den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.
<h3>Haupteigenschaften:</h3>
<ul><li>Unabhängige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer Wasserbehälter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung über eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Ein Trockenmittelbehälter (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 0,5 kg)</li><li>Farbiges Trockenmittel für die einfache optische Beurteilung</li><li>Externe Regenerierung des Trockenmittels in einem Ofen notwendig</li></ul>
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/hgc-20ec.html#>Datenblatt HGC 20EC</link>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";}";}}