In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur Verfügung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem Magnetrührer und Pt100-Temperatursensor, für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
Verfügbar in folgenden Standardgrößen:
<ul><li>TV 50 für Probengefäße mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 für Probengefäße mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 für Probengefäße mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung für Probengefäße mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikro­elektronischen Rührsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. Für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung für den Einsatz mit dem dynamischen Kontaktwinkelmeßgerät und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von Flüssigkeiten bei Temperaturen bis 250 °C unter Schutzgas-Atmosphäre, z.B. für die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über PID-Regler TC 250. Durchmesser Probengefäß 50 mm