Komponenten und Zubehör
Zu dieser Produktreihe bieten wir eine Vielzahl an Komponenten und ein umfangreiches Zubehörprogramm an.
 OCA Zubehör
OCA 15EC
Das videogestützte Kontaktwinkelmessgerät OCA 15EC ist das Messgerät für den preisgünstigen Einstieg in die Kontaktwinkelmesstechnik und die Tropfen­konturanalyse. Das Einfach-Direktdosiersystem SD-DM in Kombination mit dem elektronischen Dosiermodul ES – beides schon in der Standardkonfiguration enthalten – erlauben ein komfortables Handling und Dosieren der Flüssigkeit. Für den Transport im optional erhältlichen Koffer kann das OCA 15EC spielend leicht zerlegt werden.
Technische Ausstattung des Grundgerätes:
 Probentisch manuell horizontal verschiebbar (magnetic slide system) und über eine Präzisionsmechanik vertikal manuell justierbar lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate 159 Bilder/s) hysteresefreie Beleuchtung mit kontinuierlich einstellbarer Intensität Einfach-Direktdosiersystem SD-DM für die Verwendung von Einweg- und Mehrweg-Kanülen und Dosierspritzen ein elektronisches Dosiermodul ES mit softwaregesteuert einstellbarem Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 µl/s… 26,4 µl/s)

Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:
 Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 311 Bilder/s) manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°) großes Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150 oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer Ansaugfläche Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von liegenden und hängenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 15EC sind: SCA 20 — Kontaktwinkel SCA 21 — Oberflächenenergie SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung SCA 23 — Lamellenkontur

 Datenblatt OCA 15 EC
