a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:6:"header";s:33:"Einfach-Direktdosiersysteme SD-Dx";s:8:"bodytext";s:4504:"Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische Anwendungsfälle für die Direktdosiersysteme SD-DM und SD-DE. Mit beiden Direktdosiersystemen können über die Dosiernadel aus Einwegspritzen - ohne die Verwendung von Schläuchen - Flüssigkeitstropfen für Pendant Drop oder Sessile Drop-Messungen auf einem Substrat dosiert werden. Das SD-DE wird direkt auf die elektronische Mehr­fach­dosier­einrichtung E-MD montiert, während das SD-DM als Stand-Alone-System auf das Beleuchtungsgehäuse aller OCA-Geräte montiert werden kann. Bestehend aus dem Halter mit Feinverstellschrauben für die axiale und horizontale Kanülenpositionierung und einem Verbindungskabel.
<h2>Doppel-Direktdosiersystem DD-DM</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische Anwendungsfälle für das Doppel-Direktdosiersystem DD-DM. Hiefür verwendet man in der Regel Einwegspritzen (DS-D1000SF) in Kombination mit Einwegdosierkanülen (SNS-D xx). Neben diesen klassischen Anwendungsbeispielen für Direktdosiersysteme können auch zwei verschiedene Flüssigkeiten für die Bestimmung der freien Oberflächenenergie auf einem Substrat dosiert werden. Das DD-DM kann direkt auf das Beleuchtungsgehäuse aller OCA-Geräte montiert werden kann. Bestehend aus zwei Haltern für die Montage der Spritzenmodule mit Feinverstellschrauben für die axiale und horizontale Kanülenpositionierung und zwei Verbindungskabel. Die Auswahl des jeweiligen Spritzenmoduls ES erfolgt über eine manuelle Schnellverstellung.
<h2>Elektronisches Spritzenmodul ES</h2>
Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 µl/s…26,4 µl/s) über Software präzise einstellbar. Auch als Variante für die Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE verfügbar. Erweiterbar mit der Spritzen-Thermostatisiereinrichtung SHD.
<h2>Nanoliter-Dosiersystem</h2>
Hiermit können mikroskopisch kleine Flächen, wie z. B. Mikroklebefugen, spezifisch benetzt und über die SCA-Software analysiert werden. Das Nanoliter-Dosiersystem (min. Dosiervolumen 1 nl) besteht aus einer Druckkontrolleinheit PCU Nanodrop, die mit bis zu vier Dosierventilen NDV xx ausgestattet werden kann. Die Montage der Dosierventile erfolgt über den Halter DUN/SD-DM für das Direktdosiersystem oder DUN/E-MD für das elektronische Mehrfachdosiersystem E-MD/x plus.
<h2>Picoliter-Dosiersystem</h2>
Das hochinnovative Picoliter-Dosiersystem, bestehend aus Steuerelektronik mit Dosierkopfhalter DUP/xx und Dosierkopf mit Probenflasche PDH xx, ermöglicht Oberflächenanalysen sogar im submikroskopischen Bereich. Das minimale Dosiervolumen beträgt hier 15 pl.
<h2>Nachfüll- und Reinigungssystem mit Flüssigkeitsabsaugung</h2>
Zum automatischen, softwaregesteuerten Füllen und Spülen der Dosierspritzen sowie zum Absaugen der dosierten Testflüssigkeit. Für den Einsatz mit folgenden Systemkomponenten:
<ul><li>elektronische Mehrfach-Dosiereinrichtung E-MD/4</li><li>bis zu drei elektronische Spritzenmodule ES</li><li>Absaugeinrichtung LPC OCA</li><li>Vakuumpumpe MVP</li></ul>
<h2>Dosierspritzen DS xx</h2>
Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Dosierspritzen:
<ul><li>DS 100/GT Gasdichte 100 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS 500/GT Gasdichte 500 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS 1000/GT Gasdichte 1000 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS-D 1000 1000 µl Einweg-Spritze</li><li>DS-D 1000 SF 1000 µl Einweg-Spritze Silikonfrei</li></ul>
<h2>Dosiernadeln SN xx</h2>
Unser Lager umfasst mehr als 40 verschiedene Dosiernadeln aus Edelstahl, hydrophob beschichtetem Edelstahl und PTFE eingeteilt in Gruppen entsprechend der Standardanwendung der Kanüle:
<ul><li>SNS xx Dosiernadel für Sessile Drop Messungen</li><li>SNP xx Dosiernadel für Pendant Drop Messungen</li><li>SNC xx Aufwärts gebogene Dosiernadel für Captive Bubble Messungen</li><li>SNS-D xx Einweg-Dosiernadeln für Sessile Drop Messungen</li><li>SNP-D xx Einweg-Dosiernadeln für Pendant Drop Messungen</li></ul>
<h2>Dosierschläuche DT xx</h2>
Bei Verwendung der Standard-Dosiersysteme (SD, MD/4, E-MD/x) wird die Dosier­nadel mit einem Luer Lock- Schraubadapter LL A (aus Edelstahl) und einem Dosier­schlauch DT xx (aus PTFE) mit der Dosierspritze DS xx verbunden. Der Luer Lock- Schraubadapter LL A dient gleichzeitig zur Aufnahme der Kanüle im Kanülenmagazin des Dosiersystems.
<h2>Hydrophobier-Kit für Dosierkanülen SNS/SNP HY-Kit</h2>
Zum Aufbringen von Spezialschichten zur Unterdrückung der Benetzung der Außenseite der Dosierkanüle.";}s:9:"newRecord";a:2:{s:6:"header";s:15:"Software Module";s:8:"bodytext";s:864:"Die intuitiv bedienbare SCA-Software unterstützt Sie in der Benutzung aller Kontaktwinkelmessgeräte der OCA-Serie — vom preisgünstigen OCA 15EC bis hin zum vollautomatischen Konturanalysesystem für Mikrostrukturen OCA 40 Micro, für Standard-Videosysteme (50 Bilder/s) bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungssystemen (max. 2200 Bilder/s) — durch die einfache Definition von Messabläufen und beim Erfassen und Auswerten von Daten. Auf exakte und verlässliche Methoden der Tropfenkonturauswertung mit statistischer Fehleranalyse hat sich DataPhysics spezialisiert. Die SCA-Software wurde als modulares Programm für die Microsoft Windows® Betriebssysteme entwickelt. Unter Windows 7® und Windows Vista® kann sie sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden; unter Windows XP® /SP3 nur im 32-bit Modus. Die verfügbaren Module sind:";}}