a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:48:"[Translate to English:] Temperierbare Messzellen";s:8:"bodytext";s:2095:"[] Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics „Baukasten-Prinzip“. Es kann wahlweise mit einer flüssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerüstet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als Wärmeträger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthält ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkühlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
Flüssigkeits-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum Anschluß an einen Kälte-Umwälzthermostaten Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130° C</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: abhängig vom Flüssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über den PID-Temperatur­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benötigt eine Flüssigkeitsgegenkühlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180° C; ±0,1 K</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: ± 1 K/s</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:37:"Temperature controlled measuring cell";s:8:"bodytext";s:2779:"The SVT 20 can be readily equipped with a liquid/gas-temperature controlled measuring cell, MC-TFC 130, or with a peltier/gas-temperature controlled measuring cell, MC-TPC 180. Inside the measuring cell gas (preferably helium)&nbsp; can be used, as a heat transfer medium, to optimise the transfer of the required temperature regime to the measuring capillary. Every measuring cell is easily mountable/dismountable and includes the water-coolable high-dynamic measuring drive.
Measuring cell MC-TFC 130
<h2>MC-TFC 130</h2>
Temperature controlled measuring cell for installation onto the tilting stage of the SVT.<br />For measurements lower or higher than room temperature. For use with a liquid circulator, e.g. the liquid cryostat F25 ME. The cell temperature is set by the liquid circulator. In the measurement chamber gas (preferably helium) can be used as a heat transfer medium, to optimise the transfer of the required temperature regime to the measuring capillary.<br /><strong><em>Consisting of:</em></strong>
<ul><li>Vibration free, electronically commuted, high-dynamic DC-Drive.</li><li>Liquid/gas temperature controlled chamber with 2 observation windows made from optically clear glass with quick -clamp device for holding the capillary.</li><li>PT100 temperature measurement sensor.</li></ul>
<br /><em><strong>Technical data:</strong></em><br />
<ul><li>Temperature range -10 to 130 °C.</li><li>Heating up and cooling down rate: dependant on the liquid circulator.</li></ul>
<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=505&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2009+by+Dataphysics _blank></link>PID controller TC 180/SVT with measuring cell MC-TPC 180<br />
<h2>MC-TPC 180</h2>
Temperature controlled measuring cell for installation onto the tilting stage of the SVT.<br />For measurements lower or higher than room temperature. For use with the PID Temperature controller, TC 180/MC-TPC and a liquid circulator, e.g. the liquid cryostat F25 ME. The temperature setting can be done at the TC 180/MC-TPC or at the touch panel of the SVT.<br />In the measurement chamber gas (preferably helium) can be used as a heat transfer medium.<br />Needs counter cooling with fluid circulator.<br />
<ul><li><em><strong>Consisting of:<br /></strong></em></li><li>Vibration free, electronically commuted, high-dynamic DC-Drive.</li><li>Peltier/gas temperature controlled chamber with 2 observation windows made from optically clear glass with quick clamp device for holding the capillary.</li><li>Two resistance thermometers Pt 100 as measuring and control sensors.</li></ul>
<br /><em><strong>Technical data:</strong></em><br />
<ul><li>Temperature range: -30 to 180 °C; ±0.1 K.</li><li>Heat up and cool down rate: ±1 K/s.</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:2661:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:24:"Temperierbare Messzellen";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics „Baukasten-Prinzip“. Es kann wahlweise mit einer flüssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerüstet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als Wärmeträger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthält ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkühlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
Flüssigkeits-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum Anschluß an einen Kälte-Umwälzthermostaten Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130° C</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: abhängig vom Flüssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über den PID-Temperatur­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benötigt eine Flüssigkeitsgegenkühlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180° C; ±0,1 K</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: ± 1 K/s</li></ul>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}}