<h1>OCA 20</h1>
Das videogestützte optische Kontaktwinkelmessgerät OCA 20 ist das vielseitigste Messinstrument für die Kontaktwinkelmessung und die Tropfenkonturanalyse. Das OCA 20 ist auch in folgenden Varianten verfügbar: OCA 20/6, OCA 20L, OCA 20LH, OCA 20 XL und OCA 20LHT.
<h3>Technische Ausstattung des Grundgerätes:</h3>
<ul><li>Probentisch in drei Achsen über eine Präzisionsmechanik justierbar zur sehr genauen Probenpositionierung</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 20</b>: 220 x ¤ x 70 mm<br /><b>OCA 20L</b>: 330 x ¤ x 70 mm<br /><b>OCA 20LH</b>: 330 x ¤ x 225 mm<br /><b>OCA 20XL</b>: 410 x ¤ x 70 mm<br /><b>OCA 20LHT</b>: 330 x ¤ x 70 mm, HTFQ 1200 oder HTFC 1800
<b>Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:<br /></b>Das OCA 20 ist mit dem kompletten OCA-Baukasten erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet:
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpOCAH (maximale Bild­aufnahmerate 1000 Bilder/s) oder UpHSC 2000 (max. Bildaufnahmerate 2200 Bilder/s)</li><li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n</li><li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE</li><li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ES, Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06&nbsp;µl/s…26,4&nbsp;µl/s) präzise einstellbar</li><li>elektronische Kippvorrichtung TBU 90E (maximaler Kippwinkel 90°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li><li>Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30…1800 °C, Vakuum- und Druckmesszellen)</li><li>großes Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter für Einzelfasern FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit veränderbarer Ansaugfläche</li><li>Oscillating Drop Generator ODG 20 und ODG 20P für die Messung der Oberflächenelastizität und für Relaxationsuntersuchungen an Phasengrenzen</li><li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von liegenden und hängenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld</li><li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 20 sind:<ul><li>SCA 20 — Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 — Oberflächenenergie</li><li>SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung</li><li>SCA 23 — Lamellenkontur</li><li>SCA 26 — Oszillation / Relaxation</li></ul> </li></ul>
<link file:74 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 20</link>