a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:" (copy 1)";s:8:"bodytext";s:4548:"<h2>Einfach-Direktdosiersysteme SD-Dx</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische Anwendungsfälle für die Direktdosiersysteme SD-DM und SD-DE. Mit beiden Direktdosiersystemen können über die Dosiernadel aus Einwegspritzen - ohne die Verwendung von Schläuchen - Flüssigkeitstropfen für Pendant Drop oder Sessile Drop-Messungen auf einem Substrat dosiert werden. Das SD-DE wird direkt auf die elektronische Mehr­fach­dosier­einrichtung E-MD montiert, während das SD-DM als Stand-Alone-System auf das Beleuchtungsgehäuse aller OCA-Geräte montiert werden kann. Bestehend aus dem Halter mit Feinverstellschrauben für die axiale und horizontale Kanülenpositionierung und einem Verbindungskabel.
<h2>Doppel-Direktdosiersystem DD-DM</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische Anwendungsfälle für das Doppel-Direktdosiersystem DD-DM. Hiefür verwendet man in der Regel Einwegspritzen (DS-D1000SF) in Kombination mit Einwegdosierkanülen (SNS-D xx). Neben diesen klassischen Anwendungsbeispielen für Direktdosiersysteme können auch zwei verschiedene Flüssigkeiten für die Bestimmung der freien Oberflächenenergie auf einem Substrat dosiert werden. Das DD-DM kann direkt auf das Beleuchtungsgehäuse aller OCA-Geräte montiert werden kann. Bestehend aus zwei Haltern für die Montage der Spritzenmodule mit Feinverstellschrauben für die axiale und horizontale Kanülenpositionierung und zwei Verbindungskabel. Die Auswahl des jeweiligen Spritzenmoduls ES erfolgt über eine manuelle Schnellverstellung.
<h2>Elektronisches Spritzenmodul ES</h2>
Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 µl/s…26,4 µl/s) über Software präzise einstellbar. Auch als Variante für die Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE verfügbar. Erweiterbar mit der Spritzen-Thermostatisiereinrichtung SHD.
<h2>Nanoliter-Dosiersystem</h2>
Hiermit können mikroskopisch kleine Flächen, wie z. B. Mikroklebefugen, spezifisch benetzt und über die SCA-Software analysiert werden. Das Nanoliter-Dosiersystem (min. Dosiervolumen 1 nl) besteht aus einer Druckkontrolleinheit PCU Nanodrop, die mit bis zu vier Dosierventilen NDV xx ausgestattet werden kann. Die Montage der Dosierventile erfolgt über den Halter DUN/SD-DM für das Direktdosiersystem oder DUN/E-MD für das elektronische Mehrfachdosiersystem E-MD/x plus.
<h2>Picoliter-Dosiersystem</h2>
Das hochinnovative Picoliter-Dosiersystem, bestehend aus Steuerelektronik mit Dosierkopfhalter DUP/xx und Dosierkopf mit Probenflasche PDH xx, ermöglicht Oberflächenanalysen sogar im submikroskopischen Bereich. Das minimale Dosiervolumen beträgt hier 15 pl.
<h2>Nachfüll- und Reinigungssystem mit Flüssigkeitsabsaugung</h2>
Zum automatischen, softwaregesteuerten Füllen und Spülen der Dosierspritzen sowie zum Absaugen der dosierten Testflüssigkeit. Für den Einsatz mit folgenden Systemkomponenten:
<ul><li>elektronische Mehrfach-Dosiereinrichtung E-MD/4</li><li>bis zu drei elektronische Spritzenmodule ES</li><li>Absaugeinrichtung LPC OCA</li><li>Vakuumpumpe MVP</li></ul>
<h2>Dosierspritzen DS xx</h2>
Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Dosierspritzen:
<ul><li>DS 100/GT Gasdichte 100 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS 500/GT Gasdichte 500 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS 1000/GT Gasdichte 1000 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS-D 1000 1000 µl Einweg-Spritze</li><li>DS-D 1000 SF 1000 µl Einweg-Spritze Silikonfrei</li></ul>
<h2>Dosiernadeln SN xx</h2>
Unser Lager umfasst mehr als 40 verschiedene Dosiernadeln aus Edelstahl, hydrophob beschichtetem Edelstahl und PTFE eingeteilt in Gruppen entsprechend der Standardanwendung der Kanüle:
<ul><li>SNS xx Dosiernadel für Sessile Drop Messungen</li><li>SNP xx Dosiernadel für Pendant Drop Messungen</li><li>SNC xx Aufwärts gebogene Dosiernadel für Captive Bubble Messungen</li><li>SNS-D xx Einweg-Dosiernadeln für Sessile Drop Messungen</li><li>SNP-D xx Einweg-Dosiernadeln für Pendant Drop Messungen</li></ul>
<h2>Dosierschläuche DT xx</h2>
Bei Verwendung der Standard-Dosiersysteme (SD, MD/4, E-MD/x) wird die Dosier­nadel mit einem Luer Lock- Schraubadapter LL A (aus Edelstahl) und einem Dosier­schlauch DT xx (aus PTFE) mit der Dosierspritze DS xx verbunden. Der Luer Lock- Schraubadapter LL A dient gleichzeitig zur Aufnahme der Kanüle im Kanülenmagazin des Dosiersystems.
<h2>Hydrophobier-Kit für Dosierkanülen SNS/SNP HY-Kit</h2>
Zum Aufbringen von Spezialschichten zur Unterdrückung der Benetzung der Außenseite der Dosierkanüle.";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:48:"Optische Standards für präzise Ergebnisse OCAS";s:8:"bodytext";s:4382:"DataPhysics bietet zur Prüfmittelüberwachung im Rahmen des Qualitätssicherungs­wesens verschiedene optische Tropfenkonturstandards OCAS an. Auf Glasträgern sind Standard-Konturen von Tropfen sowie Flüssigkeitslamellen abgebildet. OCAS sind bei höchster Präzision nach ISO 9001 in einem kon­trol­lierten photolithographischen Prozess gefertigt und geben jedem Anwender die Sicherheit, dass Messwerte präzise ermittelt werden.
<ul><li><strong>OCAS Basissatz</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards zur Prüfung mit der Höhen-/Breiten-Methode, der Young-LaPlace-Methode und mit der Pendant-Drop-Methode</li><li><strong>OCAS/HW</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der Höhen-/Breiten-Methode (15° ± 0,09°, 30° ± 0,09°, 60° ± 0,07°, 120° ± 0,04°)</li><li><strong>OCAS/HW-LOW</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der Höhen-/Breiten-Methode (15° ± 0,09°, 10° ± 0,09°, 5° ± 0,09°)</li><li><strong>OCAS/YL</strong>: drei optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (30° ± 0,09°, 60° ± 0,07°, 120° ± 0,04°)</li><li><strong>OCAS/YL-HIGH</strong>: vier optische Kontaktwinkelstandards nach der Young/Laplace-Methode (160° ± 0,04°, 165° ± 0,04°, 170° ± 0,04°, 175° ± 0,04°)</li><li><strong>OCAS/PD</strong>: vier optische Pendant Drop-Standards (20, 35, 50 und 72,8 mN/m; ± 0,02mN/m)</li><li><strong>OCAS/LA</strong>: zwei optische Lamellen-Standards (20 und 35 mN/m; ± 0,02mN/m) und ein Vertical Rod-Standard (CA = 30° ± 0,09° und SFT 50 ± 0,02 mN/m)</li></ul>
<h2>KeyPad für OCA 40 Micro / 35 / 30 KP 40</h2>
Ermöglicht die einfache und schnelle Positionierung des Probentisches, der Kippvorrichtung, des Drehtisches und der Optik. Die manuell eingestellten Positionen werden direkt in die SCA Software übertragen und erleichtern so z.B. das &quot;Teach-in&quot; für eine automatische Messung.
<h2>Top View-Videosystem TV-VS</h2>
Um die Positionierung des dosierten Tropfens auf der Oberfläche zu beobachten, können alle OCA-Systeme mit dem Top View-Videosystem TV-VS ausgestattet werden. Eine USB-Kamera zusammen mit einem Zoomobjektiv und anpassbarem Beobachtungswinkel ermöglicht eine detaillierte Ansicht der Probe.
<h2>Oscillating Drop Generator ODG 20</h2>
Für die Messung der Oberflächen­elastizität und für Relaxationsuntersuchungen hat DataPhysics den Oscillating Drop Generator ODG 20 entwickelt. Diese Erweiterung der OCA-Systeme erzeugt – basierend auf einem piezoelektrischen Wandler – oszillierende Tropfen über einen großen Frequenz- und Amplitudenbereich. Periodische Veränderungen des Tropfenvolumens oder alternativ der Tropfenform bei konstantem Volumen können erzeugt werden. Die Erzeugung von Frequenzen von bis zu 50 Hz (abhängig von der Dichte und Viskosität der Flüssigkeit) in einem großen Amplitudenbereich ermöglichen neue Ansätze in der Forschung, z. B. dem Verhalten von Biomolekülen an Grenzflächen.<br />Eine innovative Ausbaustufe ist der mit einem hochauflösendem Drucksensor ausgestattete Oscillating Drop Generator ODG 20P. Hochfrequent schwingende Tropfen können neben der herkömmlichen Tropfenkonturanalyse jetzt auch mittels Druckmessung charakterisiert werden.
<h2>Elektrobenetzungszelle EWP 100</h2>
Das veränderliche Benetzungs- und Adsorptionsverhalten unter einem elektrischen Feld ist für viele Anwendungen bedeutend. Die EWP 100 ermöglicht die Analyse von sitzenden und hängenden Tropfen in einem definierbaren elektrischen Feld.
<h2>Flüssigkeitsinjektionssystem LIA-MD</h2>
Die Relaxationseigenschaften von Tropfen beim Hinzufügen einer zweiten Flüssig­keits­komponente können mit dem Flüssigkeitsinjektionssystem LIA-MD analysiert werden. Dazu wird in einen bereits ausgebildeten Tropfen eine grenzflächenaktive oder -reaktive Phase in sehr kurzer Zeit über eine zweite Dosierkanüle hinzudosiert. Der primäre Tropfen muss so ein neues Gleichgewicht an seiner Grenzfläche finden. Zudem können bei einsetzenden Reaktionen diese im Verlauf bis zu ihrem Abschluss über die Messung der Oberflächen- oder Grenzflächenspannung untersucht werden.<br />Die Entwicklung von künstlicher Augen- und Lungenflüssigkeit für medizinische Zwecke hat bereits von dieser Idee profitiert; weitere innovative Anwendungen im Bereich der Protein- und Tensidentwicklung sind zu erwarten.";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}