a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:6:"header";s:24:"Temperierbare Messzellen";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics „Baukasten-Prinzip“. Es kann wahlweise mit einer flüssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerüstet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als Wärmeträger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthält ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkühlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
Flüssigkeits-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum Anschluß an einen Kälte-Umwälzthermostaten Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130° C</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: abhängig vom Flüssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über den PID-Temperatur­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benötigt eine Flüssigkeitsgegenkühlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180° C; ±0,1 K</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: ± 1 K/s</li></ul>";}s:9:"newRecord";a:2:{s:6:"header";s:16:"Zubehör SVT 20N";s:8:"bodytext";s:2629:"Hier sehen Sie eine Auswahl an wichtigem Zubehör zu Ihrem SVT 20N. Wir legen auch beim Zubehör Wert auf perfekte Passgenauigkeit und höchste Funktionalität. Denn jedes einzelne Zubehörteil wird mit der selben hohen Qualität und Sorgfalt konzipiert und hergestellt wie Ihr SVT 20N.
Zubehör und Verbrauchsmaterial ist in der Regel lagervorrätig und wird schnell und zu fairen Preisen geliefert.
<h2>FEC 622/400-HT</h2>
<ul><li>Schnell wechselbare Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>Auch verfügbar mit UV-durchlässigem Glas (FEC 622/400-UV)</li><li>inklusive 5 St. Septen (Material: PTFE)</li><li>Temperaturbereich: -30...180 °C</li><li>Basismodul mit Meßtisch und manuell verstellbarer X-Y- und Z-Achse</li><li>PCA-Aufnahmevorrichtung</li></ul>
<h2>FEC-D und DGC-T bzw. DGC-M</h2>
<ul><li>Halter für Einweg Glas Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE) und einer Einweg Glas Kapillare DGC-T</li></ul>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...130 °C</li><li>Außendurchmesser: 8,0 mm</li><li>Innendurchmesser: 5,0 mm</li><li>Gesamtlänge: 110 mm</li><li>nutzbare Länge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-M: 3,46 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-T: 4,14 mm</li></ul>
<h2>FEC-D/B und DGC-B</h2>
<ul><li>Halter für Einweg Glas Kapillare für die Verwendung in der Messzelle MC-TFC 130 oder MC-TPC 180</li><li>inklusiv einer Verschlusskappe mit 5 St. Septen (Material: PTFE), einer Einweg Glas Kapillare DGC-B und einer Befülllungshilfe CFA/B</li></ul>
<b>Unter Verwendung einer FEC-D/B in Kombination mit der Messzelle MC-TPC 180 ist es möglich auf Wasser basierende Flüssigkeiten bis zu einer Temperatur von 130°C zu messen.</b>
<b>Technische Daten</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...150 °C</li><li>Außendurchmesser: 11,8 mm</li><li>Innendurchmesser: 8,5 mm</li><li>Gesamtlänge: 110 mm</li><li>nutzbare Länge: 60 mm</li><li>Innendurchmesser Glaskapillare DGC-B: 6,98 mm</li></ul>
<h2>DS-D 10000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li><li>VE mit 100 Stück</li></ul>
<h2>DS-D 1000 SF</h2>
<ul><li>10 ml-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li></ul>
<h2>SNS-D/SV</h2>
<ul><li>1000 µl-Einweg-Spritze, silikonfrei, lösungsmittelbeständig</li><li>VE mit 100 Stück</li></ul>
<h2>DCS-SVT</h2>
Optische Kalibrierstandards aus Polypropylen<br />Satz mit vier Stück:
<ul><li>0,8 mm</li><li>1,2 mm</li><li>1,6 mm</li><li>2,0 mm</li></ul>";}}