<h1>OCA 50Micro</h1>
Das voll automatische Kontaktwinkelmessgerät OCA 50 Micro bietet für die repro­duzierbare Messung des Benetzungsverhaltens von sowohl mikroskopischen als auch makroskopischen Strukturen ein Höchstmaß an Komfort. Modernste Optik, präzise Mechanik, schnelle elektronische Steuerungen sowie hochauflösende Videomesstechnik garantieren bei Anwendungen in mikroskopisch kleinen Dimensionen den entscheidenden Vorteil in jeder Messsituation.
<h3>Technische Ausstattung des Grundgerätes:</h3>
<ul><li>Messobjektiv mit 55-fach (optional 137,5-fach) Zoom und softwaregesteuerter Fokussierung (Autofokus) und Einstellung des Beobachtungswinkels</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (maximale Bild­auf­nahme­rate 1220 Bilder/s)</li><li>Probentisch in drei Achsen (X-, Y- und Z-Achse) softwaregesteuert motorisiert einstellbar für eine exakte, vollautomatische Probenpositionierung und Tropfen­abholung</li><li>Hochleistungsbeleuchtung mit Vorrichtung zur Wärmeeliminierung; Lichtintensität über Software steuerbar</li></ul>
<b>Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:</b><br /> Das OCA 50 Micro ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser  Hoch­tem­peraturöfen) erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile  sind nachfolgend aufgelistet: <br /> 
<ul>     <li>Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem UpHSV3000 (maximale Bild­aufnahmerate 3000 Bilder/s) </li>     <li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n</li>     <li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE, TD-DE und QD-DE</li>     <li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiervolumen  (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/s…174 µl/s) präzise  einstellbar</li>     <li>Mikro-Dosiersysteme für die punktgenaue Dosierung der Testflüssigkeiten im Nanoliter- bzw. Picoliter- Bereich</li>     <li>elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li>     <li>elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC (Probentische bis&nbsp;200 mm Durchmesser)</li>     <li>Temperatur- und Umweltkontrollsysteme (-30…700 °C)</li>     <li>großes Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie  Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150, Halter für Einzelfasern  FHO 40plus oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von  flexiblen Proben mit einstellbarer Ansaugfläche</li>     <li>Oscillating Drop Generatoren ODG 20 und ODG 20P für die Messung  der Oberflächenelastizität und für Relaxationsuntersuchungen an  Phasengrenzen</li>     <li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von sitzenden und hängenden Tropfen in einem elektrischen Feld</li>     <li>Draufsicht-Videosystem TV-VS zur qualitativen Dokumentation der  Tropfenposition (USB-Kamera max. Bildaufnahmerate 52 Bilder/s, 6-fach  Zoom-Objektiv und einstellbarer Beobachtungswinkel)</li>     <li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 50 Micro sind:<ul><li>SCA 20 — Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 ­— Oberflächenenergie</li><li>SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung</li><li>SCA 23 — Lamellenkontur</li><li>SCA 24 — Drop on Fiber</li><li>SCA 26 — Oszillation / Relaxation     </li></ul></li></ul>
<link file:78 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 50Micro</link>