a:2:{s:9:"oldRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:1450:"Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte Gerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11EC besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 100 µg … 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 1 µm) der Probengefäße mit variabler Geschwindigkeit (2 µm/s … 60 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 … +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11EC kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, außer der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11EC_V1_7DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11EC</link>";}s:9:"newRecord";a:1:{s:8:"bodytext";s:1394:"Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte Gerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11EC besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 100 µg … 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 1 µm) der Probengefäße mit variabler Geschwindigkeit (2 µm/s … 60 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 … +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11EC kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, außer der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link file:325 - download "Initiates file download">Datenblatt DCAT 11EC</link>";}}