<h2>Software für effizientes Arbeiten</h2>
Bei der Vorgabe einfacher oder komplexer Versuchsabläufe sowie bei der Messwertaufnahme, der Auswertung und Analyse wird der Anwender bei den SVT-Systemen durch eine intuitiv bedienbare, mit vielen grafischen Elementen ausgestattete PC-Soft­ware unterstützt. Speziell das Softwarepaket SVTS 20 zum Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20 profitiert vom Fundus der exakten und verlässlichen Methoden der Tropfenkonturauswertung, z.B. nach Young-Laplace mit statistischer Fehleranalyse, die bereits für die optischen Kontaktwinkelmessgeräte von DataPhysics entwickelt wurden.<br />Die SVTS-Software wurde als modulares, &quot;multi-threaded&quot; Programm für moderne Mehrkern-Prozessoren entwickelt. Sie kann unter MS-WINDOWS® Windows 7® sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden, unter Windows XP® (mit SP3) nur im 32-bit Modus.
Die verfügbaren Module sind:
<h2>SVTS 20</h2>
<b>Basissoftware für den Betrieb des SVT 20 sowie die Messung der Grenzflächenspannung</b>
<ul><li>Präsentation von Messwerten sowie Speicherung von Videosequenzen für die Erfassung schnell ablaufender Prozesse</li><li>Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit, der Neigung der Messzelle und der Kameraposition</li><li>Berechnung der Grenzflächenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen nach verschiedenen Methoden (u. a. Young-Laplace-Methode)</li><li>automatisierte Kalibrierung der absoluten Tropfengröße</li><li>automatische „hold drop”-Funktion</li><li>Temperaturdokumentation</li><li>automatisierter Ausgleich der Dichte und des Brechungsindex sowie temperaturbedingter Veränderungen</li><li>statistische Bewertung und Fehleranalyse</li><li>Flüssigkeits-Datenbank</li></ul>
<h2>SVTS 21</h2>
<b>Erweiterungsmodul Oszillation/Relaxation</b>
<ul><li>Berechnung der Ober- und Grenzflächenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen, vordefinierte Geschwindigkeitsschritte und sinusförmige Geschwindigkeitsveränderung für Relaxationsanalysen</li><li>Aufnahme und Bewertung von Videosequenzen für die Analyse von schneller Relaxations-Oszillation und Ausdehnung von Tropfen</li><li>Ermittlung der Dilatations- Grenzflächenelastizität von viskoelastischen und viskoplastischen Materialien</li></ul>
<h2>SVTS 22</h2>
<b>Erweiterungsmodul Auswertung von membranumhüllten und verkapselten Tropfen</b>
<ul><li>Bestimmung der Deformations- und elastischen Kenngrößen von membranumhüllten oder verkapselten Flüssigkeitstropfen, deren Form von einer Young-Laplace-Kontur abweicht</li><li>Berechnung der effektiven Deformation gegenüber einer sphärischen oder ellipsoidalen Ruhe- bzw. Referenzkontur</li><li>Berechnung der Zentrifugalspannungen als Maß für die Membran- bzw. Kapselbelastung</li><li>Berechnung von Membranelastizitätskennwerten aus der effektiven Deformation und der Zentrifugalspannung</li><li>Volumenberechnung durch numerische Integration über eine beliebige, auch stark deformierte, aber achsensymmetrische Tropfenkontur</li></ul>