a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:9:" (copy 1)";s:8:"bodytext";s:4548:"<h2>Einfach-Direktdosiersysteme SD-Dx</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische Anwendungsfälle für die Direktdosiersysteme SD-DM und SD-DE. Mit beiden Direktdosiersystemen können über die Dosiernadel aus Einwegspritzen - ohne die Verwendung von Schläuchen - Flüssigkeitstropfen für Pendant Drop oder Sessile Drop-Messungen auf einem Substrat dosiert werden. Das SD-DE wird direkt auf die elektronische Mehr­fach­dosier­einrichtung E-MD montiert, während das SD-DM als Stand-Alone-System auf das Beleuchtungsgehäuse aller OCA-Geräte montiert werden kann. Bestehend aus dem Halter mit Feinverstellschrauben für die axiale und horizontale Kanülenpositionierung und einem Verbindungskabel.
<h2>Doppel-Direktdosiersystem DD-DM</h2>
Viskose Farben, Lacke und Latexdispersionen sind typische Anwendungsfälle für das Doppel-Direktdosiersystem DD-DM. Hiefür verwendet man in der Regel Einwegspritzen (DS-D1000SF) in Kombination mit Einwegdosierkanülen (SNS-D xx). Neben diesen klassischen Anwendungsbeispielen für Direktdosiersysteme können auch zwei verschiedene Flüssigkeiten für die Bestimmung der freien Oberflächenenergie auf einem Substrat dosiert werden. Das DD-DM kann direkt auf das Beleuchtungsgehäuse aller OCA-Geräte montiert werden kann. Bestehend aus zwei Haltern für die Montage der Spritzenmodule mit Feinverstellschrauben für die axiale und horizontale Kanülenpositionierung und zwei Verbindungskabel. Die Auswahl des jeweiligen Spritzenmoduls ES erfolgt über eine manuelle Schnellverstellung.
<h2>Elektronisches Spritzenmodul ES</h2>
Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 µl/s…26,4 µl/s) über Software präzise einstellbar. Auch als Variante für die Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und TD-DE verfügbar. Erweiterbar mit der Spritzen-Thermostatisiereinrichtung SHD.
<h2>Nanoliter-Dosiersystem</h2>
Hiermit können mikroskopisch kleine Flächen, wie z. B. Mikroklebefugen, spezifisch benetzt und über die SCA-Software analysiert werden. Das Nanoliter-Dosiersystem (min. Dosiervolumen 1 nl) besteht aus einer Druckkontrolleinheit PCU Nanodrop, die mit bis zu vier Dosierventilen NDV xx ausgestattet werden kann. Die Montage der Dosierventile erfolgt über den Halter DUN/SD-DM für das Direktdosiersystem oder DUN/E-MD für das elektronische Mehrfachdosiersystem E-MD/x plus.
<h2>Picoliter-Dosiersystem</h2>
Das hochinnovative Picoliter-Dosiersystem, bestehend aus Steuerelektronik mit Dosierkopfhalter DUP/xx und Dosierkopf mit Probenflasche PDH xx, ermöglicht Oberflächenanalysen sogar im submikroskopischen Bereich. Das minimale Dosiervolumen beträgt hier 15 pl.
<h2>Nachfüll- und Reinigungssystem mit Flüssigkeitsabsaugung</h2>
Zum automatischen, softwaregesteuerten Füllen und Spülen der Dosierspritzen sowie zum Absaugen der dosierten Testflüssigkeit. Für den Einsatz mit folgenden Systemkomponenten:
<ul><li>elektronische Mehrfach-Dosiereinrichtung E-MD/4</li><li>bis zu drei elektronische Spritzenmodule ES</li><li>Absaugeinrichtung LPC OCA</li><li>Vakuumpumpe MVP</li></ul>
<h2>Dosierspritzen DS xx</h2>
Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Dosierspritzen:
<ul><li>DS 100/GT Gasdichte 100 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS 500/GT Gasdichte 500 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS 1000/GT Gasdichte 1000 µl-Präzisionsspritze</li><li>DS-D 1000 1000 µl Einweg-Spritze</li><li>DS-D 1000 SF 1000 µl Einweg-Spritze Silikonfrei</li></ul>
<h2>Dosiernadeln SN xx</h2>
Unser Lager umfasst mehr als 40 verschiedene Dosiernadeln aus Edelstahl, hydrophob beschichtetem Edelstahl und PTFE eingeteilt in Gruppen entsprechend der Standardanwendung der Kanüle:
<ul><li>SNS xx Dosiernadel für Sessile Drop Messungen</li><li>SNP xx Dosiernadel für Pendant Drop Messungen</li><li>SNC xx Aufwärts gebogene Dosiernadel für Captive Bubble Messungen</li><li>SNS-D xx Einweg-Dosiernadeln für Sessile Drop Messungen</li><li>SNP-D xx Einweg-Dosiernadeln für Pendant Drop Messungen</li></ul>
<h2>Dosierschläuche DT xx</h2>
Bei Verwendung der Standard-Dosiersysteme (SD, MD/4, E-MD/x) wird die Dosier­nadel mit einem Luer Lock- Schraubadapter LL A (aus Edelstahl) und einem Dosier­schlauch DT xx (aus PTFE) mit der Dosierspritze DS xx verbunden. Der Luer Lock- Schraubadapter LL A dient gleichzeitig zur Aufnahme der Kanüle im Kanülenmagazin des Dosiersystems.
<h2>Hydrophobier-Kit für Dosierkanülen SNS/SNP HY-Kit</h2>
Zum Aufbringen von Spezialschichten zur Unterdrückung der Benetzung der Außenseite der Dosierkanüle.";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:0:"";s:8:"bodytext";s:4857:"<h2>Elektronische Kippvorrichtung TBU 90E</h2>
Bei der Untersuchung von hydrophoben Materialien stellen Kippvorrichtungen — für die Messung des Fortschreit- und Rückzugswinkels, des Abrollwinkels sowie der Kontaktwinkelhysterese von liegenden Tropfen — eine wichtige Geräteergänzung dar.<br />Die Kippvorrichtung TBU 90E ermöglicht die vollautomatische Durchführung von Abrollexperimenten bis zu einem Kippwinkel von maximal 90°; die Kipp­geschwindig­keit kann individuell eingestellt werden (0,03…2,8 °/s).
<h2>Manueller Kipptisch TBA 60M</h2>
Abrollende Tropfen auf schrägen Oberflächen können mit den Kipptischen TBA 60M (manuell) bis zu einem maximalen Kippwinkel von 70° erzeugt werden.
<h2>Elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC</h2>
Für das „Wafer-Mapping“ oder für die automatisierte Bestimmung der freien Ober­flächen­­energie von flachen Proben wie z. B. Wafern, Glasobjektträgern oder optischen Linsen kann der elektronische Drehtisch ETT/VAC mit unterschiedlichen Probeaufnahmen ausgestattet werden. Die Fixierung der Proben auf dem Auflageteller erfolgt über Vakuumansaugung. Nachfolgend eine Auswahl aus dem vielfältigen Angebot an Probeaufnahmen:
<ul><li><strong>WTP 6/VAC</strong>&nbsp;für 6&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 8/VAC</strong>&nbsp;für 8&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 12/VAC</strong>&nbsp;für 12&quot; Wafer</li><li><strong>STP 76-26-8</strong>&nbsp;für 8 Proben 76x26x2 mm</li><li><strong>STP 127x85-2</strong>&nbsp;für 2 Proben 127x85 mm</li><li><strong>STP 130x100-4</strong>&nbsp;für 4 Proben 61x46x0,6 mm</li><li><strong>STP 200-5</strong>&nbsp;für 5 konvexe und planare Glaslinsen</li></ul>
<h2>Manueller Drehtisch MTT</h2>
Für den wahlweisen Einsatz mit 2&quot;-, 3&quot;-, 4&quot;-, 5&quot;-, 6&quot;-, 8&quot;-,und 12&quot;-Wafer top plates (WTP xxM) oder kundenspezifischen Probenaufnahmen (<b>STP xxxM or SQT xxxM</b>)
<h2>Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80</h2>
<ul><li><strong>FSH 30</strong>&nbsp;Spezialhalter aus Delrin zur Kontaktwinkelmessung auf dünnen Folien, bestehend aus Stempel (D=30 mm) und drei Ringen (ID= 30,0 / 30,1 / 30,2 mm)</li><li><strong>FSC 80</strong>&nbsp;Spezialhalter zur Kontaktwinkelmessung auf Folien oder Papier; Maximale Probenabmessung 80 x 80 x 3 mm</li></ul>
<h2>Halter für Einzelfasern FHO 40plus</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung für eine software­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 °C, auch unter Schutzgasatmosphäre.
<h2>Folientisch mit Magnetleiste FHM 100</h2>
Spezialprobentisch mit Wölbung für Geräte der OCA Baureihe für die Befestigung von Folien oder dünnem Papier mittels Magnetleiste
<h2>Ansaugplatte SP 100</h2>
Für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer Ansaugfläche<br />Schlauchanschluß für eine Vakuumpumpe<br />Abmessungen: 100 x 100 mm
<h2>Probentöpfe SVL xx und Messkörper TPL xx</h2>
Probekörper für die Lamellenmethode
<ul><li>TPL - 3.0 ø = 3,0 mm)</li><li>TPL - 3.5 ø = 3,5 mm)</li><li>TPL - 4.0 ø = 4,0 mm)</li></ul>
Sample vessel for the lamella method
<ul><li>SVL 12/30 Höhe = 12mm, Innen-ø= 30 mm)</li><li>SVL 12/50 Höhe = 12 mm, Innen-ø = 50 mm)</li><li>SVL 12/70 Höhe = 12 mm, Innen-ø = 70 mm)</li><li>SVL 24/30 Höhe = 24mm, Innen-ø = 30 mm)</li></ul>
<h2>Glasküvetten GC xx</h2>
Glasküvetten aus optischem Spezialglas zur Messung der Grenzflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten nach der Pendant Drop-Methode oder des Kontakt­winkels eines Flüssigkeitstropfens oder einer Gasblase in einer Flüssigkeit; E insatzbereich bis 70° C. Auch verfügbar aus temperaturwechselbeständigem Spezialglas (GC xxHT) und aus Quarzglas (GC xxQ); Einsatzbereich 70...350° C
<ul><li>GC 10 Glasküvette 20 x 20 x 20 mm</li><li>GC 20 Glasküvette 20 x 40 x 20 mm</li><li>GC 40 Glasküvette 40x 40 x 40 mm</li><li>GC 60 Glasküvette 60x 60 x 40 mm</li></ul>
<h2>Kontaktlinsenhalter CL 20</h2>
Halter für die Messung von Kontaktwinkeln an weichen und harten Kontaktlinsen in Flüssigkeit, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (Glasküvette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).
<h2>Kontaktlinsenhalter SCL 21</h2>
Halter für weiche Kontaktlinsen mit justierbarem Einlaß.<br />Halter mit drei unterschiedlichen Radien, um die Kontaktlinse ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GC 20, SNC 052/026).
<h2>Probenhalter für &quot;Captive Bubble&quot;-Messungen SHC 20</h2>
Halter für flache Proben, um die Probe ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (Glasküvette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}