a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:1450:"Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 11EC ist das preiswerte Gerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 11EC besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 100 µg … 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte Höhenpositionierung (Verfahrweg: 74 mm; Auflösung: 1 µm) der Probengefäße mit variabler Geschwindigkeit (2 µm/s … 60 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 … +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 11EC kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, außer der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT11EC_V1_7DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 11EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:1460:"<h1>CAT 21</h1>
Das dynamische Kontaktwinkelmessgerät und Tensiometer DCAT 21 ist das Standardgerät für die gewichtsbasierte Messung von Kontaktwinkeln, Ober- und Grenzflächenspannung, kritischer Mizellbildungskonzentration (CMC), Dichte, Sedimentations- und Penetrationsgeschwindigkeit, Penetrationskraft sowie des Penetrationswiderstands.
<h3>Das DCAT 21 besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:</h3>
<ul><li>hochpräzises elektrodynamisches Kompensations-Wägesystem (Wägebereich: 10 µg … 210 g) mit automatischer Kalibrierfunktion</li><li>softwaregesteuerte Höhenpositionierung (Verfahrweg: 105 mm; Auflösung: 0,1 µm) der Probengefäße mit variabler Geschwindigkeit (0,74 µm/s … 500 mm/min)</li><li>automatische elektronisch gesteuerte Waagenarretierung</li><li>integrierte Mess- und Steuerungselektronik mit Anschlüssen für zwei Pt100 Temperatursensoren (-60 … +450 °C; 0,01 K Auflösung; Genauigkeit 1/3 DIN IEC 751, Klasse B)</li><li>Display für Messwerte, Temperatur und Geräteinformationen</li><li>beleuchteter Probenraum mit Inertgas- oder Dampfeinlass</li><li>USB-Schnittstelle mit Verbindungskabel zum PC</li></ul>
<b>Das DCAT 21 kann mit allem Zubehör aus dem DCAT-Baukasten erweitert werden, außer der elektrischen Thermostatisiereinrichtung TEC 250/DCAT</b>.
<link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/data/pdf/datenblaetter/dcat/DCAT21_V1_8DE.pdf _blank>Datenblatt DCAT 21</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}