a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:56:"[Translate to English:]  Thermostatiserungseinrichtungen";s:8:"bodytext";s:1303:"[] In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur Verfügung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem Magnetrührer und Pt100-Temperatursensor, für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
Verfügbar in folgenden Standardgrößen:
<ul><li>TV 50 für Probengefäße mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 für Probengefäße mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 für Probengefäße mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung für Probengefäße mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikro­elektronischen Rührsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. Für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung für den Einsatz mit dem dynamischen Kontaktwinkelmeßgerät und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von Flüssigkeiten bei Temperaturen bis 250 °C unter Schutzgas-Atmosphäre, z.B. für die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über PID-Regler TC 250. Durchmesser Probengefäß 50 mm";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:25:"Temperature control units";s:8:"bodytext";s:1985:"Each of the temperature control units, available to the DCAT tensiometers, are easy to install and are available for different sample vessel sizes and temperature ranges.<br /><strong>TV 70</strong>&nbsp;Liquid temperature control unit
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Liquid temperature control unit with a built-in Pt 100 temperature measuring sensor. For temperature range of -10 to 130 °C, controlled by an external liquid circulator.<br />Available in the following standard sizes:
<ul><li><strong>TV 50</strong>&nbsp;for sample vessels with 50 mm diameter.</li><li><strong>TV 70</strong>&nbsp;for sample vessels with 70 mm diameter.</li><li><strong>TV 100</strong>&nbsp;for sample vessels with 100 mm diameter.</li></ul>
<link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=549&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2009+by+Dataphysics _blank></link><strong>TV 70NM</strong>&nbsp;Non-magnetic temperature control unit with removable micro­electronic stirrer&nbsp;<br />
<h2>TV 70NM</h2>
Non-magnetic (hard gold-plated brass) liquid temperature control unit, including a micro-electronic stirrer (Super flat removable magnetic stirrer without any motor), sealed and chemical resistant and a built-in Pt 100 temperature measuring sensor. For temperature range of -10 to 130 °C, controlled by an external liquid circulator.<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=533&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2009+by+Dataphysics _blank></link><strong>TEC 250/DCAT</strong>&nbsp;Electrical temperature control unit<br />
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Electrical temperature control unit to use with the dynamic contact angle measuring device/tensiometer DCAT 21.<br />For measurements at temperatures up to 250 °C under protective atmosphere, e.g. for measuring of resins, hot melt adhesives and solder.<br />Manual or software controlled temperature setting over temperature controller TC 250.<br />Diameter of sample container: 50 mm";s:15:"l18n_diffsource";s:1879:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:32:" Thermostatiserungseinrichtungen";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:1300:"In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur Verfügung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem Magnetrührer und Pt100-Temperatursensor, für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
Verfügbar in folgenden Standardgrößen:
<ul><li>TV 50 für Probengefäße mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 für Probengefäße mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 für Probengefäße mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung für Probengefäße mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikro­elektronischen Rührsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. Für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung für den Einsatz mit dem dynamischen Kontaktwinkelmeßgerät und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von Flüssigkeiten bei Temperaturen bis 250 °C unter Schutzgas-Atmosphäre, z.B. für die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über PID-Regler TC 250. Durchmesser Probengefäß 50 mm";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}}