a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:33:"Temperierbare Messzellen (copy 1)";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics „Baukasten-Prinzip“. Es kann wahlweise mit einer flüssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerüstet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als Wärmeträger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthält ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkühlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
Flüssigkeits-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum Anschluß an einen Kälte-Umwälzthermostaten Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130° C</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: abhängig vom Flüssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über den PID-Temperatur­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benötigt eine Flüssigkeitsgegenkühlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180° C; ±0,1 K</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: ± 1 K/s</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:15:"Software Module";s:8:"bodytext";s:3032:"<h2>Software für effizientes Arbeiten</h2>
Bei der Vorgabe einfacher oder komplexer Versuchsabläufe sowie bei der Messwertaufnahme, der Auswertung und Analyse wird der Anwender bei den SVT-Systemen durch eine intuitiv bedienbare, mit vielen grafischen Elementen ausgestattete PC-Soft­ware unterstützt. Speziell das Softwarepaket SVTS 20 zum Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20 profitiert vom Fundus der exakten und verlässlichen Methoden der Tropfenkonturauswertung, z.B. nach Young-Laplace mit statistischer Fehleranalyse, die bereits für die optischen Kontaktwinkelmessgeräte von DataPhysics entwickelt wurden.<br />Die SVTS-Software wurde als modulares, &quot;multi-threaded&quot; Programm für moderne Mehrkern-Prozessoren entwickelt. Sie kann unter MS-WINDOWS® Windows 7® sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden, unter Windows XP® (mit SP3) nur im 32-bit Modus.
Die verfügbaren Module sind:
<h2>SVTS 20</h2>
<b>Basissoftware für den Betrieb des SVT 20 sowie die Messung der Grenzflächenspannung</b>
<ul><li>Präsentation von Messwerten sowie Speicherung von Videosequenzen für die Erfassung schnell ablaufender Prozesse</li><li>Steuerung der Rotationsgeschwindigkeit, der Neigung der Messzelle und der Kameraposition</li><li>Berechnung der Grenzflächenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen nach verschiedenen Methoden (u. a. Young-Laplace-Methode)</li><li>automatisierte Kalibrierung der absoluten Tropfengröße</li><li>automatische „hold drop”-Funktion</li><li>Temperaturdokumentation</li><li>automatisierter Ausgleich der Dichte und des Brechungsindex sowie temperaturbedingter Veränderungen</li><li>statistische Bewertung und Fehleranalyse</li><li>Flüssigkeits-Datenbank</li></ul>
<h2>SVTS 21</h2>
<b>Erweiterungsmodul Oszillation/Relaxation</b>
<ul><li>Berechnung der Ober- und Grenzflächenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen, vordefinierte Geschwindigkeitsschritte und sinusförmige Geschwindigkeitsveränderung für Relaxationsanalysen</li><li>Aufnahme und Bewertung von Videosequenzen für die Analyse von schneller Relaxations-Oszillation und Ausdehnung von Tropfen</li><li>Ermittlung der Dilatations- Grenzflächenelastizität von viskoelastischen und viskoplastischen Materialien</li></ul>
<h2>SVTS 22</h2>
<b>Erweiterungsmodul Auswertung von membranumhüllten und verkapselten Tropfen</b>
<ul><li>Bestimmung der Deformations- und elastischen Kenngrößen von membranumhüllten oder verkapselten Flüssigkeitstropfen, deren Form von einer Young-Laplace-Kontur abweicht</li><li>Berechnung der effektiven Deformation gegenüber einer sphärischen oder ellipsoidalen Ruhe- bzw. Referenzkontur</li><li>Berechnung der Zentrifugalspannungen als Maß für die Membran- bzw. Kapselbelastung</li><li>Berechnung von Membranelastizitätskennwerten aus der effektiven Deformation und der Zentrifugalspannung</li><li>Volumenberechnung durch numerische Integration über eine beliebige, auch stark deformierte, aber achsensymmetrische Tropfenkontur</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}