a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:24:"Temperierbare Messzellen";s:8:"bodytext";s:2092:"Auch das SVT 20N folgt dem flexiblen, modularen DataPhysics „Baukasten-Prinzip“. Es kann wahlweise mit einer flüssigkeits-/gastemperierbaren Messzelle oder einer Peltier-/gastemperierbaren Messzelle ausgerüstet werden. In der Messzelle dient Gas (vorzugsweise Helium) als Wärmeträger zur Messkapillare.
Jede Messzelle ist einfach montierbar/demontierbar und enthält ausser der temperierbaren Messkammer auch den wasserkühlbaren, hochdynamischen Messantrieb.
<h2>MC-TFC 130</h2>
Flüssigkeits-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N, zum Anschluß an einen Kälte-Umwälzthermostaten Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten
Bestehend aus:
<ul><li>flüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -10...130° C</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: abhängig vom Flüssigkeitsthermostat</li></ul>
<h2>MC-TPC 180</h2>
Peltier-/gastemperierbare Messzelle für das Spinning Drop Video Tensiometer SVT 20N Für Messungen unter oder über Raumtemperatur, z.B. für die Aufnahme von Temperaturkoeffizienten Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über den PID-Temperatur­regler TC 180/SVT Das eingebaute Peltierelement benötigt eine Flüssigkeitsgegenkühlung.
Bestehend aus:
<ul><li>lüssigkeitskühlbarem, elektronisch kommutiertem, hochdynamischem Messantrieb</li><li>Schnellspannvorrichtung für die Messkapillare</li><li>flüssigkeits-/gastemperierbarer Kammer mit 2 Sichtfenstern aus optischem Spezialglas</li><li>Anschluss für Temperiergas</li><li>Widerstandsthermometer Pt 100 als Messfühler</li></ul>
<b>Technische Daten:</b>
<ul><li>Temperaturbereich: -30...180° C; ±0,1 K</li><li>Aufheiz- und Abkühlrate: ± 1 K/s</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:8:"SVT 20 N";s:8:"bodytext";s:2601:"<h2>Spinning Drop Video Tensiometer</h2>
Das Spinning Drop Video Tensio­meter SVT 20N ist ein optisches Spezialgerät für die Messung extrem niedriger Grenzflächenspannungen.&nbsp;<br />Für die Analyse der Tensidwirkung im Rahmen der Emulsionsentwicklung oder der tertiären Ölförderung bietet diese Messtechnik einzigartige Möglichkeiten. Die vielfältigen Funktionen des SVT&nbsp;20N in Kombination mit den Softwaremodulen SVTS&nbsp;20, SVTS 21 und SVTS 22 sind:
<ul><li>automatische Steuerung der elektronischen Kipp­vorrichtung zur Positionierung des rotierenden Tropfens entlang der Drehachse der Kapillare</li><li>automatische Variation der Rotationsgeschwindigkeit</li><li>Messung und Auswertung der statischen, zeit- und temperaturabhängigen Grenzflächenspannung (1·10<sup>-6</sup>&nbsp;… 2·10<sup>3</sup>&nbsp;mN/m) nach der Spinning&nbsp; Drop-Methode und der Oscillating Spinning&nbsp; Drop-Methode</li><li>Messung und Auswertung der 2D- und 3D-Dehnrelaxation von viskoelastischen Flüssigkeiten und Flüssigkeitstropfen, die in Membranen eingeschlossen sind</li><li>Bestimmung der Fließgrenze von flüssigkristallinen Materialien</li><li>Berechnung des dispersen und polaren Anteils von Flüssigkeiten anhand gemessener Oberflächen- und Grenzflächenspannungen inklusive Fehlergrenzen</li><li>Berechnung der Geometrie rotierender Tropfen in Bezug auf die optische Achse des Systems</li></ul>
&nbsp;<br />Das SVT 20 N besteht aus dem Grundgerät mit folgender technischer Ausstattung:
<ul><li>hochdynamischer, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor mit softwaregesteuerter Drehzahlregelung (0 … 20?000 U/min; ± 0,001 U/min)&nbsp; zur Realisierung von Drehzahlsprüngen (± 2?000 U/min/s) und sinusförmigen Drehzahlvariationen (0,01 … 200 Hz) für Relaxationsmessungen</li><li>Hochleistungsobjektiv mit 6fach-Zoom, integriertem stufenlosem Feinfokus und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>CCIR-Videomesssystem (768 x 576 Pixel) mit einer maximalen Bildaufnahmerate von 146 Bildern/s</li><li>Anschluss an PC oder Notebook über USB</li><li>präzises, schnell und einfach zu bedienendes Kapillarwechselsystem</li><li>Messzelle mit automatischer,&nbsp; softwaregesteuerter Positions- und Neigungsanpassung</li><li>hysteresefreie LED-Beleuchtung mit softwaregesteuerter Intensität und Stroboskopfrequenz zur Tropfenbeobachtung in verschiedenen Drehlagen</li><li>integrierter Touchscreen zur Steuerung der Basisfunktionen</li><li>automatische Kalibrierfunktion zur Korrektur der optischen Verzerrung durch den Zylinderlinsen-Effekt der Kapillare</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}