<h2>Elektronische Kippvorrichtung TBU 90E</h2>
Bei der Untersuchung von hydrophoben Materialien stellen Kippvorrichtungen — für die Messung des Fortschreit- und Rückzugswinkels, des Abrollwinkels sowie der Kontaktwinkelhysterese von liegenden Tropfen — eine wichtige Geräteergänzung dar.<br />Die Kippvorrichtung TBU 90E ermöglicht die vollautomatische Durchführung von Abrollexperimenten bis zu einem Kippwinkel von maximal 90°; die Kipp­geschwindig­keit kann individuell eingestellt werden (0,03…2,8 °/s).
<h2>Manueller Kipptisch TBA 60M</h2>
Abrollende Tropfen auf schrägen Oberflächen können mit den Kipptischen TBA 60M (manuell) bis zu einem maximalen Kippwinkel von 70° erzeugt werden.
<h2>Elektronischer Drehtisch mit Vakuumfixierung ETT/VAC</h2>
Für das „Wafer-Mapping“ oder für die automatisierte Bestimmung der freien Ober­flächen­­energie von flachen Proben wie z. B. Wafern, Glasobjektträgern oder optischen Linsen kann der elektronische Drehtisch ETT/VAC mit unterschiedlichen Probeaufnahmen ausgestattet werden. Die Fixierung der Proben auf dem Auflageteller erfolgt über Vakuumansaugung. Nachfolgend eine Auswahl aus dem vielfältigen Angebot an Probeaufnahmen:
<ul><li><strong>WTP 6/VAC</strong>&nbsp;für 6&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 8/VAC</strong>&nbsp;für 8&quot; Wafer</li><li><strong>WTP 12/VAC</strong>&nbsp;für 12&quot; Wafer</li><li><strong>STP 76-26-8</strong>&nbsp;für 8 Proben 76x26x2 mm</li><li><strong>STP 127x85-2</strong>&nbsp;für 2 Proben 127x85 mm</li><li><strong>STP 130x100-4</strong>&nbsp;für 4 Proben 61x46x0,6 mm</li><li><strong>STP 200-5</strong>&nbsp;für 5 konvexe und planare Glaslinsen</li></ul>
<h2>Manueller Drehtisch MTT</h2>
Für den wahlweisen Einsatz mit 2&quot;-, 3&quot;-, 4&quot;-, 5&quot;-, 6&quot;-, 8&quot;-,und 12&quot;-Wafer top plates (WTP xxM) oder kundenspezifischen Probenaufnahmen (<b>STP xxxM or SQT xxxM</b>)
<h2>Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80</h2>
<ul><li><strong>FSH 30</strong>&nbsp;Spezialhalter aus Delrin zur Kontaktwinkelmessung auf dünnen Folien, bestehend aus Stempel (D=30 mm) und drei Ringen (ID= 30,0 / 30,1 / 30,2 mm)</li><li><strong>FSC 80</strong>&nbsp;Spezialhalter zur Kontaktwinkelmessung auf Folien oder Papier; Maximale Probenabmessung 80 x 80 x 3 mm</li></ul>
<h2>Halter für Einzelfasern FHO 40plus</h2>
Thermostatisiereinrichtung mit elektrischer Widerstandsdoppelheizung für eine software­gesteuerte Kontrolle der Temperatur bis zu 700 °C, auch unter Schutzgasatmosphäre.
<h2>Folientisch mit Magnetleiste FHM 100</h2>
Spezialprobentisch mit Wölbung für Geräte der OCA Baureihe für die Befestigung von Folien oder dünnem Papier mittels Magnetleiste
<h2>Ansaugplatte SP 100</h2>
Für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer Ansaugfläche<br />Schlauchanschluß für eine Vakuumpumpe<br />Abmessungen: 100 x 100 mm
<h2>Probentöpfe SVL xx und Messkörper TPL xx</h2>
Probekörper für die Lamellenmethode
<ul><li>TPL - 3.0 ø = 3,0 mm)</li><li>TPL - 3.5 ø = 3,5 mm)</li><li>TPL - 4.0 ø = 4,0 mm)</li></ul>
Sample vessel for the lamella method
<ul><li>SVL 12/30 Höhe = 12mm, Innen-ø= 30 mm)</li><li>SVL 12/50 Höhe = 12 mm, Innen-ø = 50 mm)</li><li>SVL 12/70 Höhe = 12 mm, Innen-ø = 70 mm)</li><li>SVL 24/30 Höhe = 24mm, Innen-ø = 30 mm)</li></ul>
<h2>Glasküvetten GC xx</h2>
Glasküvetten aus optischem Spezialglas zur Messung der Grenzflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten nach der Pendant Drop-Methode oder des Kontakt­winkels eines Flüssigkeitstropfens oder einer Gasblase in einer Flüssigkeit; E insatzbereich bis 70° C. Auch verfügbar aus temperaturwechselbeständigem Spezialglas (GC xxHT) und aus Quarzglas (GC xxQ); Einsatzbereich 70...350° C
<ul><li>GC 10 Glasküvette 20 x 20 x 20 mm</li><li>GC 20 Glasküvette 20 x 40 x 20 mm</li><li>GC 40 Glasküvette 40x 40 x 40 mm</li><li>GC 60 Glasküvette 60x 60 x 40 mm</li></ul>
<h2>Kontaktlinsenhalter CL 20</h2>
Halter für die Messung von Kontaktwinkeln an weichen und harten Kontaktlinsen in Flüssigkeit, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (Glasküvette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).
<h2>Kontaktlinsenhalter SCL 21</h2>
Halter für weiche Kontaktlinsen mit justierbarem Einlaß.<br />Halter mit drei unterschiedlichen Radien, um die Kontaktlinse ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (GC 20, SNC 052/026).
<h2>Probenhalter für &quot;Captive Bubble&quot;-Messungen SHC 20</h2>
Halter für flache Proben, um die Probe ohne Deformation der Form durch angebrachte Luftblasen in den Luftblasenexperimenten zu belassen, in Verbindung mit einer &quot;Captive Bubble&quot;-Einrichtung (Glasküvette GC 20, Dosiernadel SNC 052/026).