a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:32:" Thermostatiserungseinrichtungen";s:8:"bodytext";s:1300:"In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur Verfügung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem Magnetrührer und Pt100-Temperatursensor, für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
Verfügbar in folgenden Standardgrößen:
<ul><li>TV 50 für Probengefäße mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 für Probengefäße mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 für Probengefäße mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung für Probengefäße mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikro­elektronischen Rührsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. Für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung für den Einsatz mit dem dynamischen Kontaktwinkelmeßgerät und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von Flüssigkeiten bei Temperaturen bis 250 °C unter Schutzgas-Atmosphäre, z.B. für die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über PID-Regler TC 250. Durchmesser Probengefäß 50 mm";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:15:"Software Module";s:8:"bodytext";s:2278:"<h2>Software für effizientes Arbeiten</h2>
Die intuitiv bedienbare SCAT-Software unterstützt Sie in der Benutzung des DCAT durch die einfache Definition von Messabläufen und beim Erfassen und Auswerten von Daten. Die SCAT-Software kann als modulares Programm für die Betriebssysteme Windows 7®, Windows Vista® sowohl im 32- als auch im 64-bit Modus betrieben werden, unter Windows XP® /SP3 nur im 32-bit Modus. Die verfügbaren Module sind:
<h2>SCAT 31</h2>
<ul><li>Messung der statischen, zeit- und temperatur­abhängigen Ober- und Grenzflächenspannungen nach der Du Noüy-Ring-Methode und der Wilhelmy-Platten-Methode</li><li>automatische Ring-Korrektur nach Zuidema &amp; Waters, Mason &amp; Huh und Harkins &amp; Jordan</li><li>Gas-, Flüssigkeits- und Festkörperdatenbank</li></ul>
<h2>SCAT 32</h2>
<ul><li>kraftbasierte Bestimmung des dynamischen Kontaktwinkels prismatischer oder zylindrischer Festkörper (z. B. Platten, Filme, Stäbe und einzelne Fasern) sowie der benetzten Länge nach der Wilhelmy-Methode</li><li>Adsorptionsmessung von Pulvern und Faserbündeln; Berechnung des gemittelten Kontaktwinkels nach der modifizierten und erweiterten Washburn-Methode</li><li>Analyse der freien Oberflächenenergie sowie deren Komponenten (z. B. disperse, polare und Wasserstoffbrücken- bzw. Säure-/Base-Anteile) nach neun verschiedenen Theorien</li><li>Berechnung und Darstellung von „Wetting Envelope“- und Adhäsions/Kontaktwinkel-Diagrammen</li></ul>
<h2>SCAT 33</h2>
<ul><li>automatisierte Bestimmung der Kritischen Mizellbildungskonzentration (CMC) von Tensiden</li><li>Berechnung der minimalen Oberflächenspannung aus Synergieeffekten von Tensidgemischen</li><li>Berechnung des Platzbedarfs pro Molekül an der Grenzfläche</li><li>Berechnung der freien Adsorptionsenergie nach Gibbs</li><li>Berechnung des Oberflächenexzesses</li><li>automatische Steuerung der Dosiereinheiten LDU x/x für additive und subtraktive Dosierung</li></ul>
<h2>SCAT 34</h2>
<ul><li>Dichtebestimmung von Flüssigkeiten</li></ul>
<h2>SCAT 35</h2>
<ul><li>Bestimmung der Sedimentationsgeschwindigkeit</li><li>Messung der Penetrationskraft auf elastischen Gelen, Leim etc.</li><li>Messung des Penetrationswiderstands und der Penetrationsgeschwindigkeit</li></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}