<h1>OCA 50AF</h1>
Das OCA 50 AF ist das Messgerät für die vollautomatische zeitsparende Ermittlung der Benetzbarkeit von festen Oberflächen, der freien Oberflächenenergie von Festkörpern und deren Bestandteile. Die automatisierte Abfolge von Messungen und die videogestützte, optische Bildverarbeitung erleichtern die schnelle und reproduzierbare Analyse einfacher wie auch komplexer Probenstrukturen ‘auf Knopfdruck’. Für die Analyse von größeren Proben (z.B. 300 mm Wafer) ist das OCA 50 AF L mit langen X- und Y-Achsen verfügbar.
<h3>Technische Ausstattung des Grundgerätes:</h3>
<ul><li>Probentisch mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):</li></ul>
<b>OCA 50AF</b>:220 x ¤&nbsp;x 70 mm
<h3>Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:</h3>
 Das OCA 50 AF ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser  Hochtemperaturöfen) erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile  sind nachfolgend aufgelistet: 
<ul>     <li>Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem upHSV 3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s)</li>     <li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n</li>     <li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x</li>     <li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/s…174&nbsp;µl/s) präzise einstellbar</li>     <li>elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li>     <li>elektronischer Drehtisch mit Vakuum Fixierung ETT/VAC und großer Auswahl an Probentischen</li>     <li>Temperatur und Umweltkontrollsysteme (-30…700 °C)</li>     <li>Nachfüll- und Spülsystem mit Flüssigkeitsabsaugung RRS LPC 3/1</li>     <li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 50 AF sind:<ul><li>SCA 20 — Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 — Oberflächenenergie</li><li>SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung</li><li>SCA 23 — Lamellenkontur</li><li>SCA 26 — Oszillation / Relaxation     </li></ul></li></ul>
<link file:77 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 50AF</link>