Der&nbsp;<b>Feuchtegenerator</b>&nbsp;HGC 30 wurde für die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft, Stickstoff, Argon oder anderer Edelgase für einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.<br />Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.).<br />Die angesaugte Umgebungsluft oder das extern zugeführte Gas wird zuerst im integrierten Trockenmittelbehälter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den –direkt in der Messzelle eingebauten – Feuchte- und Temperatursensor, leitet das trockene Gas durch den beheizten Wasserbehälter. Das nun feuchte Gas wird über den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.<br /><b>Haupteigenschaften</b>
<ul><li>Unabhängige Erzeugung trockener Luft/Gas ohne und mit externer Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer Wasserbehälter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung über eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Automatische Trocknung des Trockenmittels durch eingebaute Heizung in zwei abwechselnd verwendeten Trockenmittelbehältern (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 1,0 kg)</li><li>Zusätzliche externe Gasversorgung mit eingebautem Druckregler</li><li>Integrierter Durchflussregler; kalibriert für N2 und Ar</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC</link>