a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:32:" Thermostatiserungseinrichtungen";s:8:"bodytext";s:1300:"In Kombination mit den DCAT-Systemen stehen den Anwendern mehrere Thermostatisiereinrichtungen zur Verfügung.
<h2>TV 50 / 70 / 100</h2>
Einfach austauschbare Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung mit integriertem Magnetrührer und Pt100-Temperatursensor, für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
Verfügbar in folgenden Standardgrößen:
<ul><li>TV 50 für Probengefäße mit 50 mm Durchmesser</li><li>TV 70 für Probengefäße mit 70 mm Durchmesser</li><li>TV 100 für Probengefäße mit 100 mm Durchmesser</li></ul>
<h2>TV 70NM</h2>
Nichtmagnetische (MS, hartvergoldet) Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung für Probengefäße mit Durchmessern von 70 mm, mit herausnehmbarem mikro­elektronischen Rührsystem und eingebautem Pt100-Temperatursensor. Für Temperaturen von - 10…130 °C zum Anschluss an einen Kälte-Umwälzthermostat.
<h2>TEC 250/DCAT</h2>
Elektrische Thermostatisiereinrichtung für den Einsatz mit dem dynamischen Kontaktwinkelmeßgerät und Tensiometer DCAT 21. Zur Messung von Flüssigkeiten bei Temperaturen bis 250 °C unter Schutzgas-Atmosphäre, z.B. für die Messung an Harzen, Schmelzklebern und Loten. Manuelle oder softwaregesteuerte Temperaturvorgabe über PID-Regler TC 250. Durchmesser Probengefäß 50 mm";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:28:"Probenhalter und Messkörper";s:8:"bodytext";s:2844:"An die Tensiometer von DataPhysics kann eine Vielzahl unterschiedlicher Probengeometrien adaptiert werden. Ob für Folien, Platten, Fasern, Pulver oder für magnetische und gewebeartige Materialien - hier findet sich für die vielfältigen Bedürfnisse unserer Anwender immer etwas Passendes. Und falls nicht, fragen Sie uns (entweder direkt oder füllen Sie das&nbsp;<span style="font-size: 12px;"><link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/kontakt.php>Kontaktformular</link></span>&nbsp;aus) nach Sondervarianten der Geräte und des Zubehörs. Meist können wir nach Kundenwunsch eine Anpassung durchführen.
<h2>RG 11</h2>
Du Noüy-Ring aus Platin-Iridium nach DIN 53914
<ul><li>Ringhöhe: 25 mm</li><li>Ringdurchmesser: 18,7 mm</li><li>Drahtdicke: 0,37 mm</li></ul>
<h2>RG 10</h2>
Du Noüy-Ring aus Platin-Iridium für 0,2 ml Probenvolumen
<ul><li>Ringhöhe: 6 mm</li><li>Ringdurchmesser: 10 mm</li><li>Drahtdicke: 0,3 mm</li></ul>
<h2>PT 9</h2>
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
<ul><li>Länge: 10 mm</li><li>Breite: 9,95 mm</li><li>Dicke: 0,2 mm</li></ul>
<h2>PT 11</h2>
Wilhelmy-Platte aus Platin-Iridium nach DIN 53914
<ul><li>Länge: 10 mm</li><li>Breite: 19,9 mm</li><li>Dicke: 0,2 mm</li></ul>
<h2>PT 10</h2>
Zylindrische Platte aus Platin-Iridium für 0,2 ml Probenvolumen
<ul><li>Innendurchmesser: 6,2 mm</li><li>Außendurcmesser: 6,6 mm</li><li>Zylinderhöhe: 10 mm</li></ul>
<h2>DIS 11</h2>
Dichtebestimmungsset bestehend aus:
<ul><li>Spezialhalter aus Platin-Iridium (80/20)</li><li>Tauchkörper aus Silizium</li></ul>
<h2>PP 11</h2>
Prüfkörper für Penetrationsversuche zur Messung von Fließgrenzen in Gelen, Pasten usw.
<h2>SC 11</h2>
Sedimentationskegel für die Analyse von Partikelgrößen und Sedimentationsraten
<h2>PUR 11</h2>
Zubehörsatz für die Messung der Adsorptions- und Benetzungseigenschaften von pulverförmigen Proben<br />Bestehend aus:
<ul><li>Spezialadapter für Probengefäß aus Glas</li><li>1 Probengefäß aus Glas für Pulvermessungen</li></ul>
<h2>GT 11</h2>
Satz mit fünf Probengefäßen aus Glas
<h2>FH 11</h2>
Spezial-Probenhalter zur Untersuchung des Benetzungsverhaltens von benetzbaren Materialien wie Faserbündel, Textilproben und Non-Woven
<h2>GT 11</h2>
Satz mit fünf Probengefäßen aus Glas
<h2>FP 12</h2>
Filterpapier für FH 11
<h2>FO 11</h2>
Spezial-Probenhalter für Folien
<h2>PSH 11</h2>
Spezial-Probenhalter für Festkörper in Plattenform
<h2>FH 12</h2>
Probenhalter für Einzelfasern zur Aufnahme von Einzelfasern mit einem Durchmesser von minimal 10 µm
<h2>FH 13</h2>
Probenhalter für Einzelfasern zur Aufnahme von mehreren Einzelfasern bis zu 3 µm Durchmesser.
<h2>Glue FH 12/13</h2>
Flüssiger Klebstoff für die Erneuerung der Klebefläche des FH 12 sowie FH 13
<ul><li>1 Flasche a 20ml</li> </ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}}