Der<b>&nbsp;Feuchtegenerator&nbsp;</b>HGC&nbsp;20 wurde für die automatische Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit von reiner Umgebungsluft für einen weiten Bereich von Anwendungen entwickelt.<br />Er kann sehr einfach an eine vorhandene thermostatisierte Messzelle angeschlossen werden (OCA, TGA, TMA, DSC etc.).<br />Die angesaugte Umgebungsluft wird zuerst im integrierten Trockenmittelbehälter entfeuchtet. Ein elektronisches Ventil, gesteuert durch den –direkt in der Messzelle eingebauten – Feuchte- und Temperatursensor, leitet die trockene Luft durch den beheizten Wasserbehälter. Die nun feuchte Luft wird über den beheizten Verbindungsschlauch in die Messzelle geleitet.<br /><b>Haupteigenschaften</b>
<ul><li>Unabhängige Erzeugung trockener Luft ohne externe Druckluftversorgung</li><li>Beheizbarer Wasserbehälter</li><li>Beheizter Gas-Verbindungsschlauch zur Messzelle zur Vermeidung von Kondensation</li><li>Einfache Steuerung über eingebauten Touchscreen oder optionale Software</li><li>Serielles RS 485 oder USB Interface</li><li>Berechnung des Taupunktes in der Messzelle</li><li>Automatische Trocknung des Trockenmittels durch eingebaute Heizung in zwei abwechselnd verwendeten Trockenmittelbehältern (Gesamtmenge Trockenmittel ca. 1,0 kg)</li></ul>
<link file:366 - download "Initiates file download">Datenblatt HGC</link>