a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:2146:"Das videogestützte Kontaktwinkelmessgerät OCA 15EC ist das Messgerät für den preisgünstigen Einstieg in die Kontaktwinkelmesstechnik und die Tropfen­konturanalyse. Das Einfach-Direktdosiersystem SD-DM in Kombination mit dem elektronischen Dosiermodul ES – beides schon in der Standardkonfiguration enthalten – erlauben ein komfortables Handling und Dosieren der Flüssigkeit. Für den Transport im optional erhältlichen Koffer kann das OCA 15EC spielend leicht zerlegt werden.

<h3>Technische Ausstattung des Grundgerätes:</h3>
<ul><li>Probentisch manuell horizontal verschiebbar (magnetic slide system) und über eine Präzisionsmechanik vertikal manuell justierbar</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate 159 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit kontinuierlich einstellbarer Intensität</li><li>Einfach-Direktdosiersystem SD-DM für die Verwendung von Einweg- und Mehrweg-Kanülen und Dosierspritzen</li><li>ein elektronisches Dosiermodul ES mit softwaregesteuert einstellbarem Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 µl/s… 26,4 µl/s)</li></ul>

<h3><strong>Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:</strong></h3>
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 311 Bilder/s)</li><li>manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li><li>großes Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150 oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer Ansaugfläche</li><li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von liegenden und hängenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld</li><li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 15EC sind:<ul><li>SCA 20 — Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 — Oberflächenenergie</li><li>SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung</li><li>SCA 23 — Lamellenkontur</li></ul></li></ul>

<link file:72 - - "Initiates file download">Datenblatt OCA 15 EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:402:"a:21:{s:5:"CType";N;s:6:"colPos";N;s:16:"sys_language_uid";N;s:6:"header";N;s:13:"header_layout";N;s:15:"header_position";N;s:4:"date";N;s:11:"header_link";N;s:8:"bodytext";N;s:11:"rte_enabled";N;s:6:"layout";N;s:11:"spaceBefore";N;s:10:"spaceAfter";N;s:13:"section_frame";N;s:6:"hidden";N;s:12:"sectionIndex";N;s:9:"linkToTop";N;s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";N;s:10:"categories";N;}";}s:9:"newRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:2195:"Das videogestützte Kontaktwinkelmessgerät OCA 15EC ist das Messgerät für den preisgünstigen Einstieg in die Kontaktwinkelmesstechnik und die Tropfen­konturanalyse. Das Einfach-Direktdosiersystem SD-DM in Kombination mit dem elektronischen Dosiermodul ES – beides schon in der Standardkonfiguration enthalten – erlauben ein komfortables Handling und Dosieren der Flüssigkeit. Für den Transport im optional erhältlichen Koffer kann das OCA 15EC spielend leicht zerlegt werden.

<h3>Technische Ausstattung des Grundgerätes:</h3>
<ul><li>Probentisch manuell horizontal verschiebbar (magnetic slide system) und über eine Präzisionsmechanik vertikal manuell justierbar</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate 159 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit kontinuierlich einstellbarer Intensität</li><li>Einfach-Direktdosiersystem SD-DM für die Verwendung von Einweg- und Mehrweg-Kanülen und Dosierspritzen</li><li><link file:328 - download "Initiates file download">ein elektronisches Dosiermodul ES mit softwaregesteuert einstellbarem Dosiervolumen (min. 50 nl) und Dosiergeschwindigkeit (0,06 µl/s… 26,4 µl/s)</link></li></ul>

<h3><b>Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:</b></h3>
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 311 Bilder/s)</li><li>manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li><li>großes Programm von Probenhalte- und -positioniersystemen wie Folien- und Papierhalter FSH 30 und FSC 80/150 oder die Ansaugplatte SP 100 für die ebene Fixierung von flexiblen Proben mit einstellbarer Ansaugfläche</li><li>Elektrobenetzungszelle EWP 100 für die Analyse von liegenden und hängenden Tropfen unter einem definierbaren elektrischen Feld</li><li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 15EC sind:<ul><li>SCA 20 — Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 — Oberflächenenergie</li><li>SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung</li><li>SCA 23 — Lamellenkontur</li></ul></li></ul>

<link file:72 - - "Initiates file download">Datenblatt OCA 15 EC</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:23:"a:1:{s:8:"bodytext";N;}";}}