a:2:{s:9:"oldRecord";a:3:{s:6:"header";s:51:"[Translate to English:] Liquid-Handling-Komponenten";s:8:"bodytext";s:2602:"[] Für die Dosierung und das Handling von Flüssigkeiten für die Verwendung mit den DCAT-Messgeräten finden Sie hier alles, was Sie brauchen - und wenn doch nicht, lassen Sie es uns wissen (entweder direkt oder füllen Sie das&nbsp;<span style="font-size: 12px;"><link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/kontakt.php>Kontaktformular</link></span>&nbsp;aus).
<h2>Elektrisches Dosier- und Refill-System LDU</h2>
Motorisch betrieben und softwaregesteuert, für den Anschluß an die dynamischen Kontaktwinkelmeßgeräte und Tensiometer DCAT 11EC, DCAT 11 und DCAT 21. Für die hochgenaue Dosierung von Flüssigkeiten in die Probengefäße des DCAT, z.B. zur Herstellung von Konzentrationsreihen, sowie zum automatischen, softwaregesteuertem Wiederbefüllen und Reinigen der Dosierspritzen.
Verfügbar in vier Varianten, anpassbar an Ihren Bedarf:
<ul><li><strong>LDU 1/0</strong>&nbsp;mit einem elektronischen Dosiermodul ES 11</li><li><strong>LDU 2/0</strong>&nbsp;mit zwei elektronischen Dosiermodulen ES 11</li><li><strong>LDU 1/1&nbsp;</strong>mit einem elektronischen Dosiermodul ES 11 und einem Füll- und Spülsystem RRS 11</li><li><strong>LDU 2/2</strong>&nbsp;mit zwei elektronischen Dosiermodulen ES 11 und zwei Füll- und Spülsystemen RRS 11</li></ul>
Die elektronischen Dosiermodule beinhalten eine gasdichte 500 µl Dosierspritze DS 500/GT und einen PTFE-Schlauch mit Dosierspitze DT 500/04. Das Füll- und Spülsystem RRS 11 besteht aus einem elektronischen Mischventil, einem PTFE-Schlauch DT 200/04, zwei PTFE-Schläuchen DT 500/16 und einem manuellen Dreiwege-Ventil TWV-LDU.
<h2>DS 500/GT</h2>
Gasdichte 500 µl-Präzisionsspritze
<h2>TWV-LDU</h2>
Dreiwegehahn für LDU<br />Erleichtert die blasenfreie Befüllung des Dosiersystems
<h2>DT 500/04</h2>
Dosierschlauch (Ventil/Spritze - DCAT) aus PTFE mit 500 mm Länge und 0,4 mm Innendurchmesser mit Anschluß für Spritze&nbsp;<br />DS oder Mischventil und einer Edelstahl-Dosierkanüle
<h2>DT 500/16</h2>
Dosierschlauch (Reservoir - Ventil) aus PTFE mit 500 mm Länge und 1,6 mm Innendurchmesser
<h2>GS 70 / GS 50</h2>
Probengefäß aus Borosilikatglas mit 70 mm und 50 mm Durchmesser
<h2>CP 70 / CP 50</h2>
Abdeckplatten aus POM für Probengefäß GS 70 und GS 50
<h2>GTR 70</h2>
Probengefäß für Messungen unter Schutzgasatmosphäre aus Borosilikatglas für die Verwendung in der Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung TV 70.<br />Mit zwei Abdeckplatten aus Edelstahl, zwei Schnellverschluss-Schlauchanschlüssen und einem eingebauten Pt 100-Temperatursensor. Aussendurchmesser 70 mm, Höhe 85 mm.";s:15:"l18n_diffsource";s:21:"a:1:{s:6:"hidden";N;}";}s:9:"newRecord";a:3:{s:6:"header";s:26:"Liquid handling components";s:8:"bodytext";s:3369:"For the easy handling and programmed addition of liquids DataPhysics can design and deliver a near infinite number of possibilities. A selection of the most demanded you can find here:
<b>LDU 2/2</b>&nbsp;Automatic liquid dosing and refill unit
<h2>Automatic liquid dosing and refill unit LDU</h2>
Motor-driven and software controlled, connectable to the dynamic contact angle measuring instrument and tensiometer of the DCAT series. For the precise dosing of liquids into the sample vessel of the DCAT, e.g. for concentration increments, as well as for the automatic, software controlled refilling or rinsing of the dosing syringes.<br />Available in four standard variants, adaptable to your requirements:
<ul><li><strong>LDU 1/0</strong>&nbsp;with one electronic syringe module ES 11.</li><li><strong>LDU 2/0</strong>&nbsp;with two electronic syringe module ES 11.</li><li><strong>LDU 1/1</strong>&nbsp;with one electronic syringe module ES 11 and one refill and rinse system RRS 11.</li><li><strong>LDU 2/2</strong>&nbsp;with two electronic syringe modules ES 11 and two refill and rinse systems RRS 11.</li></ul>
<br />The electronic syringe module comprising a gas tight 500 µl dosing syringe<strong>&nbsp;DS 500/GT</strong>&nbsp;and a PTFE dosing tube with special dosing needle<strong>&nbsp;DT 500/04</strong>.<br />The refill and rinse system RRS 11 is consisting of an electromagnetic valve, a PTFE dosing tube&nbsp;<strong>DT 200/04</strong>, two PTFE dosing tube<strong>s DT 500/16</strong>&nbsp;and a manual three-way valve&nbsp;<strong>TWV-LDU</strong>.<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=791&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>DS 500/GT and TWV-LDU<br />
<h2>DS 500/GT</h2>
Gas tight 500 µl dosing syringe.<br />
<h2>TWV-LDU</h2>
Three-way valve for LDU.<br />Facilitates the bubble-free filling of the complete dosing system.<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=789&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>DT 500/04<br />
<h2>DT 500/04</h2>
Dosing tube (Valve/Syringe to DCAT) made of PTFE with 500 mm length and 0.4 mm inner diameter.&nbsp;<br />With Luer-Lock connector to the syringe DS or to the electromagnetic valve and a special dosing canulla made of stainless steel.<br /><link http://www.dataphysics.de/?action=zoom_view&id=792&invisible=1&zoom_size=1&zoom_copyright=%26amp%3Bcopy%3B+2010+by+Dataphysics _blank></link>DT 200/04 and DT 500/16
<h2>DT 200/04</h2>
Dosing tube (Syringe to valve) made of PTFE with 200 mm length and 0.4 mm inner diameter.<br />
<h2>DT 500/16</h2>
Dosing tube (Bottle to valve) made of PTFE with 500 mm length and 1.6 mm inner diameter.<br />GS 70 with CP 70 and GS 50 with CP 50<br />
<h2>GS 100 / GS 70 / GS 50</h2>
Sample vessels made of borosilicate glass with 100 mm, 70 mm, and 50 mm outer diameter.<br />
<h2>CP 100 / CP 70 / CP 50</h2>
Cover paltes made of POM for the sample vessels GS 100, GS 70, and GS 50.<br />GTR 70
<h2>GTR 70</h2>
Sample vessel for measurements under special atmospheres (e.g. inert gas) made of borosilicate glass.&nbsp;<br />Cover plates made of stainless steel, with built-in Pt 100 temperature sensor and two quick coupling tube connectors for gas inlet and outlet.<br />Outer diameter 70 mm, height 85 mm.";s:15:"l18n_diffsource";s:3139:"a:20:{s:6:"hidden";s:1:"0";s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";s:6:"header";s:27:"Liquid-Handling-Komponenten";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2599:"Für die Dosierung und das Handling von Flüssigkeiten für die Verwendung mit den DCAT-Messgeräten finden Sie hier alles, was Sie brauchen - und wenn doch nicht, lassen Sie es uns wissen (entweder direkt oder füllen Sie das&nbsp;<span style="font-size: 12px;"><link http://kunden.werboffice.de/dataphysics/server/kontakt.php>Kontaktformular</link></span>&nbsp;aus).
<h2>Elektrisches Dosier- und Refill-System LDU</h2>
Motorisch betrieben und softwaregesteuert, für den Anschluß an die dynamischen Kontaktwinkelmeßgeräte und Tensiometer DCAT 11EC, DCAT 11 und DCAT 21. Für die hochgenaue Dosierung von Flüssigkeiten in die Probengefäße des DCAT, z.B. zur Herstellung von Konzentrationsreihen, sowie zum automatischen, softwaregesteuertem Wiederbefüllen und Reinigen der Dosierspritzen.
Verfügbar in vier Varianten, anpassbar an Ihren Bedarf:
<ul><li><strong>LDU 1/0</strong>&nbsp;mit einem elektronischen Dosiermodul ES 11</li><li><strong>LDU 2/0</strong>&nbsp;mit zwei elektronischen Dosiermodulen ES 11</li><li><strong>LDU 1/1&nbsp;</strong>mit einem elektronischen Dosiermodul ES 11 und einem Füll- und Spülsystem RRS 11</li><li><strong>LDU 2/2</strong>&nbsp;mit zwei elektronischen Dosiermodulen ES 11 und zwei Füll- und Spülsystemen RRS 11</li></ul>
Die elektronischen Dosiermodule beinhalten eine gasdichte 500 µl Dosierspritze DS 500/GT und einen PTFE-Schlauch mit Dosierspitze DT 500/04. Das Füll- und Spülsystem RRS 11 besteht aus einem elektronischen Mischventil, einem PTFE-Schlauch DT 200/04, zwei PTFE-Schläuchen DT 500/16 und einem manuellen Dreiwege-Ventil TWV-LDU.
<h2>DS 500/GT</h2>
Gasdichte 500 µl-Präzisionsspritze
<h2>TWV-LDU</h2>
Dreiwegehahn für LDU<br />Erleichtert die blasenfreie Befüllung des Dosiersystems
<h2>DT 500/04</h2>
Dosierschlauch (Ventil/Spritze - DCAT) aus PTFE mit 500 mm Länge und 0,4 mm Innendurchmesser mit Anschluß für Spritze&nbsp;<br />DS oder Mischventil und einer Edelstahl-Dosierkanüle
<h2>DT 500/16</h2>
Dosierschlauch (Reservoir - Ventil) aus PTFE mit 500 mm Länge und 1,6 mm Innendurchmesser
<h2>GS 70 / GS 50</h2>
Probengefäß aus Borosilikatglas mit 70 mm und 50 mm Durchmesser
<h2>CP 70 / CP 50</h2>
Abdeckplatten aus POM für Probengefäß GS 70 und GS 50
<h2>GTR 70</h2>
Probengefäß für Messungen unter Schutzgasatmosphäre aus Borosilikatglas für die Verwendung in der Flüssigkeits-Thermostatisiereinrichtung TV 70.<br />Mit zwei Abdeckplatten aus Edelstahl, zwei Schnellverschluss-Schlauchanschlüssen und einem eingebauten Pt 100-Temperatursensor. Aussendurchmesser 70 mm, Höhe 85 mm.";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:3:"170";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";}";}}