a:2:{s:9:"oldRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:3157:"The<b>&nbsp;automatic video-based optical contact angle</b>&nbsp;and&nbsp;<b>drop contour analysis</b>&nbsp;system OCA 50 Pro is the instrument of choice when your application demands for the fully automated, timesaving, set-up and analysis of the&nbsp;<b>homogeneity/wettability of solid surfaces&nbsp;</b>and/or the<b>&nbsp;surface free energy&nbsp;</b>(inc. polar/disperse components) of solids. The automated sequence of tests and the video-based optical image processing facilitates the analysis of simple and complex sample structures at the ‘push of a button’.

For bigger samples (e.g. 12” Wafers) the OCA 50 ProL with long X-axis and Y-axis is available.
<b>Features of the base instrument:</b>
<ul><li>Sample table, software controlled, adjustment in all three axis (X-, Y- and Z-axis).</li><li>High performance 6x parfocal zoom lens with integrated continuous fine focus, and adjustable observation and camera tilt angle.</li><li>Video measuring system with high-resolution USB camera (max. 123 images/s sample rate).</li><li>Lighting of the optical path with software controlled intensity adjustment, without hysteresis.</li><li>Max. sample dimensions (L x W x H):&nbsp;<br /><strong>OCA 50 Pro</strong>: 220 x ? x 70 mm.</li></ul>
&nbsp;<br /><b>Optional OCA accessories:<br /></b>Some of the most important components and accessories are listed below:
<ul><li>High-speed option for USB camera (max. 215 or 311 images/s sample rate), High-speed video system upHSV 1220 (max. 1220 images/s sample rate), or upHSV 3000 (sample rate 3000 images/s).</li><li>Software controlled electronic multiple dosing systems, E-MD, for the precise automatic positioning of up to six dosing needles.</li><li>Direct dosing system, SD-DM, DD-DM, SD-DE or DDE/x.</li><li>Up to six electronic syringe units, ESr, with precise adjustable dosing speed (0.4 nl/s…174 µl/s).</li><li>Electronic tilting base unit, TBU 95, for a maximum tilt angle of 95° and manual tilting base attachment, TBA 60M, for a maximum tilt angle of 70°.</li><li>Electronic turn table with vacuum fixation, ETT/VAC, with a wide range of top plates.</li><li>Temperature and environmental control systems (-30…700 °C).</li><li>Wide range of sample holding and positioning units. Inc. holders for foils or papers, FSH 30 and FSC 80/150, for single fibres, FHO 40plus, or the suction plate, SP 100, for holding thin flexible samples flat on the stage, with an adjustable suction area.</li><li>Oscillating drop generators, ODG 20 for the measurement of surface elasticities and for relaxational studies at phase boundaries.</li><li>Electro-wetting platform, EWP 100, for the analysis of sessile and pendant drops in an electrical field.</li><li>Top view video system, TV-VS, for the viewing and image capture of the drop position (USB camera with 52 images/s sample rate, 6x parfocal zoom lens and adjustable observation angle).</li><li>The available software modules for the OCA 50 Pro are:<br />SCA 20 — contact angle.</li><p>SCA 21 — surface free energy.</p><p>SCA 22 — pendant drop.</p><p>SCA 23 — lamella contour.</p><p>SCA 26 — oscillation / relaxation.</p></ul>";s:15:"l18n_diffsource";s:3017:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:9:"OCA 50Pro";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2464:"Das OCA 50Pro ist das Messgerät für die vollautomatische zeitsparende Ermittlung der Benetzbarkeit von festen Ober­flächen, der freien Oberflächenenergie von Festkörpern und deren Bestandteile. Die automatisierte Abfolge von Messungen und die video­gestützte, optische Bildverarbeitung erleichtern die schnelle und reproduzierbare Analyse einfacher wie auch komplexer Probenstrukturen&nbsp; ‘auf Knopfdruck’. Für die Analyse von größeren Proben (z.B. 300&nbsp;mm Wafer) ist das OCA 50 Pro L mit langen X- und Y-Achsen verfügbar.<b><br />Technische Ausstattung des Grundgerätes:</b>
<ul><li>Probentisch mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):&nbsp;<br /><strong>OCA 50 Pro</strong>: 220 x ? x 70 mm<br />Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:</li></ul>
Das OCA 50 Pro ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser Hochtemperaturöfen) erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet:
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem upHSV 1220 (maximale Bild­aufnahmerate 1220 Bilder/s) oder upHSV 3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s)</li><li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n</li><li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x</li><li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/s…174&nbsp;µl/s) präzise einstellbar</li><li>elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li><li>elektronischer Drehtisch mit Vakuum Fixierung ETT/VAC und großer Auswahl an Probentischen</li><li>Temperatur und Umweltkontrollsysteme (-30…700 °C)</li><li>Nachfüll- und Spülsystem mit Flüssigkeitsabsaugung RRS LPC 3/1</li><li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 50 Pro sind:<br />SCA 20 — Kontaktwinkel<p>SCA 21 — Oberflächenenergie</p><p>SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung</p><p>SCA 23 — Lamellenkontur</p><p>SCA 26 — Oszillation / Relaxation</p></li></ul>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}s:9:"newRecord";a:2:{s:8:"bodytext";s:3265:"The<b>&nbsp;automatic video-based optical contact angle</b>&nbsp;and&nbsp;<b>drop contour analysis</b>&nbsp;system OCA 50 Pro is the instrument of choice when your application demands for the fully automated, timesaving, set-up and analysis of the&nbsp;<b>homogeneity/wettability of solid surfaces&nbsp;</b>and/or the<b>&nbsp;surface free energy&nbsp;</b>(inc. polar/disperse components) of solids. The automated sequence of tests and the video-based optical image processing facilitates the analysis of simple and complex sample structures at the ‘push of a button’.

For bigger samples (e.g. 12” Wafers) the OCA 50 ProL with long X-axis and Y-axis is available.
<b>Features of the base instrument:</b>
<ul><li>Sample table, software controlled, adjustment in all three axis (X-, Y- and Z-axis).</li><li>High performance 6x parfocal zoom lens with integrated continuous fine focus, and adjustable observation and camera tilt angle.</li><li>Video measuring system with high-resolution USB camera (max. 123 images/s sample rate).</li><li>Lighting of the optical path with software controlled intensity adjustment, without hysteresis.</li><li>Max. sample dimensions (L x W x H):&nbsp;<br /><strong>OCA 50 Pro</strong>: 220 x ¤&nbsp;x 70 mm.</li></ul>
&nbsp;<br /><b>Optional OCA accessories:<br /></b>Some of the most important components and accessories are listed below:
<ul><li>High-speed option for USB camera (max. 215 or 311 images/s sample rate), High-speed video system upHSV 1220 (max. 1220 images/s sample rate), or upHSV 3000 (sample rate 3000 images/s).</li><li>Software controlled electronic multiple dosing systems, E-MD, for the precise automatic positioning of up to six dosing needles.</li><li>Direct dosing system, SD-DM, DD-DM, SD-DE or DDE/x.</li><li>Up to six electronic syringe units, ESr, with precise adjustable dosing speed (0.4 nl/s…174 µl/s).</li><li>Electronic tilting base unit, TBU 95, for a maximum tilt angle of 95° and manual tilting base attachment, TBA 60M, for a maximum tilt angle of 70°.</li><li>Electronic turn table with vacuum fixation, ETT/VAC, with a wide range of top plates.</li><li>Temperature and environmental control systems (-30…700 °C).</li><li>Wide range of sample holding and positioning units. Inc. holders for foils or papers, FSH 30 and FSC 80/150, for single fibres, FHO 40plus, or the suction plate, SP 100, for holding thin flexible samples flat on the stage, with an adjustable suction area.</li><li>Oscillating drop generators, ODG 20 for the measurement of surface elasticities and for relaxational studies at phase boundaries.</li><li>Electro-wetting platform, EWP 100, for the analysis of sessile and pendant drops in an electrical field.</li><li>Top view video system, TV-VS, for the viewing and image capture of the drop position (USB camera with 52 images/s sample rate, 6x parfocal zoom lens and adjustable observation angle).</li><li>The available software modules for the OCA 50 Pro are:<ul><li>SCA 20 — contact angle.</li><li>SCA 21 — surface free energy.</li><li>SCA 22 — pendant drop.</li><li>SCA 23 — lamella contour.</li><li>SCA 26 — oscillation / relaxation.</li></ul></li></ul>
<link file:261 - download "Initiates file download">Data Sheet OCA 50 Pro</link>";s:15:"l18n_diffsource";s:3152:"a:22:{s:5:"CType";s:4:"text";s:6:"colPos";s:1:"1";s:16:"sys_language_uid";s:1:"0";s:6:"header";s:9:"OCA 50Pro";s:13:"header_layout";s:1:"0";s:15:"header_position";s:0:"";s:4:"date";s:1:"0";s:11:"header_link";s:0:"";s:8:"bodytext";s:2599:"Das OCA 50Pro ist das Messgerät für die vollautomatische zeitsparende Ermittlung der Benetzbarkeit von festen Ober­flächen, der freien Oberflächenenergie von Festkörpern und deren Bestandteile. Die automatisierte Abfolge von Messungen und die video­gestützte, optische Bildverarbeitung erleichtern die schnelle und reproduzierbare Analyse einfacher wie auch komplexer Probenstrukturen&nbsp; ‘auf Knopfdruck’. Für die Analyse von größeren Proben (z.B. 300&nbsp;mm Wafer) ist das OCA 50 Pro L mit langen X- und Y-Achsen verfügbar.<br />
<h3><strong>Technische Ausstattung des Grundgerätes:</strong></h3>
</p> 
<ul><li>Probentisch mit softwaregesteuerter X-, Y- und Z-Achse</li><li>lichtstarkes Messobjektiv mit 6-fach Zoom, stufenloser Innenfokussierung und einstellbarem Beobachtungswinkel</li><li>Videomesssystem mit USB-Kamera (Bildaufnahmerate bis 123 Bilder/s)</li><li>hysteresefreie Beleuchtung mit softwaregesteuert einstellbarer Intensität</li><li>max. Probenabmessungen (L x B x H):&nbsp;<br /><strong>OCA 50 Pro</strong>: 220 x ¤ x 70 mm</li></ul>
<h3>Optionales Zubehör aus dem OCA-Baukasten:</h3>
Das OCA 50 Pro ist mit dem kompletten OCA-Baukasten (ausser Hochtemperaturöfen) erweiterbar. Einige der wichtigsten Zubehörteile sind nachfolgend aufgelistet:
<ul><li>Hochgeschwindigkeits-Option für USB-Kamera (maximale Bildaufnahmerate 215 oder 311 Bilder/s), Hochgeschwindigkeits-Bildbearbeitungssystem upHSV 1220 (maximale Bild­aufnahmerate 1220 Bilder/s) oder upHSV 3000 (max. Bildaufnahmerate 3000 Bilder/s)</li><li>softwaregesteuertes Mehrfachdosiersystem E-MD für die präzise Posi­tionierung von bis zu sechs Dosiernadel­n</li><li>Direktdosiersysteme SD-DM, DD-DM, SD-DE und DDE/x</li><li>bis zu sechs softwaregesteuerte Dosiermodule ESr, Dosiergeschwindigkeit (0,4 nl/s…174&nbsp;µl/s) präzise einstellbar</li><li>elektronische Kippvorrichtung TBU 95 (maximaler Kippwinkel 95°) und manueller Kipptisch TBA 60M (maximaler Kippwinkel 70°)</li><li>elektronischer Drehtisch mit Vakuum Fixierung ETT/VAC und großer Auswahl an Probentischen</li><li>Temperatur und Umweltkontrollsysteme (-30…700 °C)</li><li>Nachfüll- und Spülsystem mit Flüssigkeitsabsaugung RRS LPC 3/1</li><li>Die verfügbaren Softwaremodule für das OCA 50 Pro sind:<ul><li>SCA 20 — Kontaktwinkel</li><li>SCA 21 — Oberflächenenergie</li><li>SCA 22 — Oberflächen- und Grenzflächenspannung</li><li>SCA 23 — Lamellenkontur</li><li>SCA 26 — Oszillation / Relaxation</li></ul></li></ul>
<link file:79 - download "Initiates file download">Datenblatt OCA 50 Pro</link>";s:11:"rte_enabled";s:1:"0";s:6:"layout";s:1:"0";s:11:"spaceBefore";s:1:"0";s:10:"spaceAfter";s:1:"0";s:13:"section_frame";s:1:"0";s:6:"hidden";s:1:"0";s:12:"sectionIndex";s:1:"1";s:9:"linkToTop";s:1:"0";s:9:"starttime";N;s:7:"endtime";N;s:8:"fe_group";s:0:"";s:10:"categories";s:1:"0";s:11:"l18n_parent";s:1:"0";}";}}